BULLETIN DES SÉANCES. — ANNÉE 1889 CXXX1II 



trique et le plan du cadran a m 052 de diamètre et, par conséquent, 

 une circonférence de 163 nim 4. 



Chacun des 120 intervalles correspondant à 10 mètres sur 

 l'échelle précitée — dont nous venons de voir que les divisions sont 

 égales — est ainsi d'environ l mm 35. Mais ces intervalles ont été par- 

 tagés en demi-divisions valant 5 mètres de l'échelle des hauteurs et 

 qui mesurent en arc à peu près 0'" m 7. Le dixième de cette lon- 

 gueur d'arc peut s'estimer sans trop de difficulté, puisqu'il s'agit 

 de 1/14 environ de millimètre en grandeur absolue. A la rigueur 

 donc, la lecture altimétrique est possible à 0'"50 près; si l'on admet 

 que cette incertitude du 1/10 de la demi-division se produise, pour 

 l'un des nombres observés, en plus, et pour l'autre, en moins, on 

 conclut que le degré d'approximation de lecture sera de 1 mètre. 



L'emploi de la demi-division semble, au premier abord, un peu 

 difficile. Nous pensons qu'il convient généralement de s'en tenir à la 

 lecture du 1/10 de l'intervalle des traits altimétriques de 10 mètres, 

 c'est-à-dire à l'estimation du 1/5 de l'intervalle des demi-divisions. On 

 ne tardera pas à reconnaître que la position de l'aiguille s'apprécie 

 très facilement, surtout pour les fractions 0.3 et 0.7 de l'intervalle 

 de 10 mètres. On ne rencontrera pas non plus, le cas échéant, de 

 difficulté bien sérieuse pour les estimations 0.15 ou 0.85, 0.35 ou 

 0.65, 0.45 ou 0.55 f). 



Pareillement, le limbe barométrique est gradué en demi-divisions, 

 dont chacune vaut un demi-millimètre de pression. D'après nos 

 calculs, un millimètre de pression est représenté par environ l ,nm 5 au 

 voisinage de la pression 760 millimètres, et par l mm 7 dans la région 

 barométrique 680-690 millimètres. 



L'instrument, compensé pour les variations de température qu'il 

 peut éprouver, se transporte dans une gaine de cuir munie d'une 

 pattelette qu'on soulève pour l'observation ; cette gaine est capitonnée, 

 dans le but surtout de maintenir la température de l'instrument aussi 

 constante que possible. 



Le baromètre qui nous appartient et que nous devons à une 



(') Avec cet instrument, nous faisons les lectures en projetant sur le cadran non 

 pas l'axe de l'aiguille, mais le côté de celle-ci qui se trouve à notre gauche, c'est- 

 à-dire du côté des pressions fortes, en raison de la manière dont il convient de tenir 

 l'instrument, la pointe de l'aiguille vers le corps de l'observateur. [Note ajoutée 

 pen dan t l'impression . ) 



