BULLETIN DES SÉANCES. — ANNÉE 1889 LXXIII 



en présence d'une conséquence inévitable des conditions auxquelles 

 l'instrument doit satisfaire. 



Il est à remarquer également que, dans le baromètre considéré, 

 le limbe de l'échelle d'ascension fait corps avec l'anneau de suspension 

 du baromètre. Il est donc possible, si l'on n'y prend garde, qu'en 

 replaçant le baromètre dans sa boîte, on dérange — légèrement, il est 

 vrai — la position de ce limbe par rapport au cadran et à l'aiguille. La 

 disposition contraire, dans laquelle c'est la partie principale de 

 l'instrument qui porte l'anneau de suspension, semble être préférable 

 et d'un emploi plus fréquent. 



Quoi qu'il en soit, le baromètre acheté chez M. Lafontaine, et qui 

 est réellement un instrument de poche en raison de sa très faible 

 épaisseur, paraît judicieusement combiné pour des excursions alpines, 

 en vue desquelles il a été spécialement établi. 



M. Hennequin traite ensuite des précautions à prendre dans les 

 observations barométriques devant servir à déterminer des différences 

 approximatives de niveau. 



Une première précaution, dit-il, consiste à frapper légèrement 

 avec le crayon sur le cadran de l'instrument, avant d'observer la 

 position de l'aiguille. 



C'est afin de vaincre l'inertie éventuelle soit de la boîte — métal- 

 lique et privée d'air — du baromètre anéroïde ou holostérique, soit des 

 organes délicats (ressorts, leviers, chaînettes, etc.), qui transmettent 

 à l'aiguille les variations de forme subies par la boîte, sous l'influence 

 des modifications de la pression atmosphérique. 



On sait qu'une recommandation analogue s'applique aux obser- 

 vations des baromètres à mercure. 



En deuxième lieu, il est essentiel d'opérer avec beaucoup de 

 méthode pour faire convenablement les lectures des nombres oromé- 

 • triques et des pressions barométriques. 



En effet, lorsqu'on veut obtenir — au moyen du baromètre Goulier 

 de 50 millimètres de diamètre, appartenant à l'Institut — les nom- 

 bres orométriques en mètres, il s'agit d'apprécier, au voisinage des 

 pressions 760, 750 et 740 millimètres, des fractions de 1/22 environ 

 de millimètre. Et ceci, même avec de l'habitude, n'est certes pas 

 facile. D'un autre côté, si l'on se décide — chose fort utile — à noter 

 également les pressions barométriques, il faut estimer — ce qui n'est 



