BULLETIN DES SÉANCES. ANNÉE L889 XCIX 



pouvoir, à domicile, corriger les observations directes suivant toutes 

 les données de la science. 



« En ce qui concerne notre petit baromètre portatif et son coef- 

 ficient variable suivant les circonstances, nous sommes redevables de 

 cet instrument à notre collègue M. G. Dollfus, qui en avait fait 

 l'expérience avec succès dans ses courses aux environs de Paris, pour 

 le levé de la partie de la carte géologique dont il était chargé. 



« Ce petit appareil a été construit par Redier et C ie , 8, cour des 

 Petites-Écuries, à Paris. Il ne coûte que 35 francs. Son diamètre est 

 de 60 millimètres. Il est équilibré pour neutraliser les variations de 

 température, et il donne, à simple lecture, toutes les altitudes com- 

 prises entre et 600 mètres. Il est ainsi parfait pour la Belgique, 

 dont les cartes sont à la fois excellentes et à bon marché. 



« Nous l'utilisons en géologue. Alors il ne s'agit plus d'altitudes 

 absolues, mais simplement d'évaluer, le plus facilement et le plus 

 promptement possible, des différences entre deux ou plusieurs points 

 observés à la base et au sommet d'une couche déterminée, pour se 

 rendre compte de son allure et de ses variations d'épaisseur, ou même 

 de tout un système de couches compris entre deux graviers, entre 

 deux discordances ou dénudations, etc., etc. C'est là généralement ce 

 que le géologue a besoin d'apprécier facilement, quand il se trouve 

 dans des régions moins favorisées que la Belgique, comme c'était 

 notre cas, l'année dernière, en Algérie, en Tunisie et dans le sud de 

 la Russie. 



« Mais s'agit-ii de préciser une altitude, nous employons alors 

 l'un des cinq coefficients suivants, indiqués par M. Dollfus : 



1 millim. de hauteur barométrique, vers la pression 740 millim., vaut 13 mètres. 

 1 » » » 750 » » 12 » 



1 « „ » 760 » » 11 » 



1 « » » 770 » » 10 » 



1 ,, 780 .. 9 » 



« En résumé, le « limbe gradué circulant » dispense de tout 

 calcul ; il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de la température. 

 L'instrument donne une différence de 5 mètres avec une certaine 

 précision, et permet d'apprécier 2 mètres sans grande difficulté. Du 

 reste, une lentille grossissante dispense de l'emploi d'une loupe. 

 L'instrument est parfait pour un pays tel que le nôtre, où les points 

 culminants restent en dessous de 600 mètres, comme c'est générale- 

 ment le cas dans l'Ardenne, par exemple. » 



