BULLETIN DES SÉANCES. — ANNÉE 1889 CI 



visant à de l'exactitude, l'opérateur puisse lire, à la fois, les nombres 

 orométriques et les pressions barométriques. 



2° La deuxième condition "serait que les divisions barométriques 

 du limbe, tout comme ses divisions orométriques, fussent aussi grandes 

 que possible, afin de diminuer la difficulté des lectures. 



Ceci conduirait — le diamètre du cadran n'étant plus en cause — à 

 réduire au strict minimum l'intervalle des pressions maxima et 

 minima à accuser par l'instrument. En effet, plus cet intervalle 

 sera réduit, plus grand sera le déplacement angulaire de l'aiguille 

 pour 1 millimètre de différence de pression, si, bien entendu, 

 l'aiguille ne peut parcourir plus de la circonférence entière du 

 cadran. 



Or, les altitudes de la Belgique, comptées à partir du niveau 

 moyen de la mer, sont comprises entre — 2 et -f ■ 673. L'amplitude 

 de l'échelle orométrique, à partir de 2,000 mètres (pression baromé- 

 trique de 760 millimètres), serait donc de 673 mètres, ce qui donne- 

 rait pour nombre orométrique 2,000 — 673 = 1,327 mètres, 

 correspondant, en chiffres ronds à 702 millimètres de pression. 



Mais la pression barométrique à Bruxelles — qui est en moyenne 

 d'environ 756 millimètres — a varié entre 722 millimètres (en 1826) 

 et 780 millimètres (en 1778). Il s'ensuit que, d'une part, la pression 

 minima, au lieu d'être 702 millimètres, doit pouvoir s'abaisser à 

 668 millimètres, et que, d'autre part, la pression maxima, au lieu 

 d'être d'environ 762 millimètres, doit pouvoir prendre, dans les 

 parties les plus basses du pays, une valeur d'à peu près 786 milli- 

 mètres. La différence des nombres orométriques correspondant aux 

 deux pressions 668 et 786 millimètres est de 1387 m l. 



L'amplitude — en nombres ronds — des pressions à prévoir s'éta- 

 blirait donc entre 660 et 790 millimètres, avec un écart de 1532 m 2. 

 A ces 130 millimètres de différence répondraient 13 intervalles cen- 

 timétriques, dont nous avons à déterminer la valeur en milli- 

 mètres. 



Le cercle du cadran auquel aboutissent, dans le modèle que nous 

 avons sous les yeux, les traits de subdivision pour les pressions et 

 ceux pour les nombres orométriques, a un diamètre de 35 mm 5, et, 

 par conséquent, une circonférence de lll mm 53. Chaque intervalle 

 centimétrique de pressions aurait donc environ 8 mm 58,dans l'instru- 

 ment à construire. 



