Cil SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE 



Quant aux intervalles correspondants des nombres orométriques, 

 ils devraient être calculés, et Ton pourrait procéder à cet effet, de la 

 manière suivante : 



Soit, par exemple, à déterminer la valeur de l'arc de cercle corres- 

 pondant au nombre orométrique pour la pression 750 millimètres. 

 On suppose d'ailleurs que 2,000 est le nombre de l'espèce pour 

 760 millimètres, 



Nous aurons recours à la table altimétrique du tableau Il bis . Cette 

 table renseigne pour 750 millimètres le nombre 1886 m 2, dont la 

 différence à 2,000 mètres est de I13 m 80. L'échelle orométrique, en 

 regard de la divison barométrique 750, devra donc marquer 

 113 m 80. 



D'après cela, quelle sera la valeur de la pression barométrique en 

 regard de laquelle devra être tracée la division 1900 de l'échelle des 

 hauteurs? 



L'arc de cercle compris entre 760 et 750 millimètres a pour lon- 

 gueur 8 mm 58. Par conséquent, on a la proportion : 



1 13,8 : 100 = 8 mm 58 : x ; d'où x = 7 mm 54. 



A raison de mm 858 par millimètre de différence de pression, cet 

 écart de 7 mm 54 en arc correspond à 8 mm 79 de différence de pression, 

 et la pression cherchée sera 760 — 8.79 = 75i mm 21 ou 751 mm 2. 



On pourrait calculer d'une autre façon à quelle division baromé- 

 trique correspond le nombre orométrique 1900. 



Le calcul, qui est très simple au moyen de la table, indique le 

 nombre 751 mm 21, lequel diffère de 8 mm 79 de 760 millimètres, et 

 •dont la longueur en arc, 8.79 X mm 858, reproduit exactement celle 

 de 7 mm 54, qui vient d'être trouvée. 



Faisons remarquer encore que, pour obtenir les longueurs des 

 intervalles orométriques de 100 en 100 mètres, corrélatifs aux 

 intervalles barométriques 7*60-750, 750-740 millimètres, etc., 

 il suffirait de diviser successivement la longueur constante de 85 mm 8 

 par les coefficients du cadran hypsométrique du tableau II, ou de 

 diviser 8 mm 58 par les différences tabulaires moyennes de la table 

 altimétrique. 



En effet, en appelant x la longueur en arc de 1 mètre de l'échelle 

 orométrique pour l'un ou l'autre des intervalles 760-750,750-740..., 

 770-600 millimètres, on aura toujours la relation : 



(1) 8 mm 58 = x { (N, — N,) = x., (N, — N 3 ) = , 



