BULLETIN DES SÉANCES. — ANNÉE 1889 CIII 



Ni, N 2 , N 3 étant les nombres orométriques correspondant aux 



pressions 760, 750, 740 millimètres, etc. 

 . Mais, d'autre part, la formule générale du cadran hypsométrique: 



d N = (Pi — P g ) x coefficient 



fournit les équations : 



(2) N, — N 2 = 10 X coefficient, 



No — N 3 = 10 X coefficient.. 



D'où, en combinant (1) et (2) : 



8 mm 58 = x x x 10 X coeff., = x. 2 X 10 X coeff.. 2 



et par conséquent : 



8 mm 58 8 mm 58 



10 X coeff./ " 10 x coeff.. 2 " 



Ce qui donne, pour valeurs par 100 mètres : 



85 mm 8 ,„, 85"""8 



100^ = — ; 100 * 2 = — . 



coeft. , coeft. 2 



Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'intervalle des pressions 

 minima G70-6G0 millimètres, on aurait : 



Q5mmg 



100 x — -— - = 6"'»'70. 

 128 



Un intervalle de 10 divisions de l'échelle des hauteurs — soit 

 40 mètres — conserverait donc une longueur de mm 67 dans cette 

 partie du limbe. 



Les calculs qui précèdent ont, en quelque sorte, un caractère théo- 

 rique. Si, pour des motifs de construction, les baromètres établis 

 d'après ces données ne devaient pas offrir une précision supérieure 

 à celle des instruments existants, nous nous en tiendrions — jusqu'à 

 plus- ample informé — au modèle de 50 millimètres de diamètre 

 dont l'Institut cartographique a fait l'essai. 



Le tableau suivant fait connaître à quelles pressions barométriques 

 doivent correspondre — à en juger du moins d'après la table altimé- 

 trique du tableau Il bis — tous les nombres orométriques de 400 en 



