BULLETIN DES SÉANCES. 



ANNÉE 188P 



CVII 



et le nombre correspondant de la table, qui ne dépassent guère 

 mn, 05 de pression barométrique pour l'instrument n° 10 et mm 07 

 pour l'instrument n° 11. Nous voyons dans cette concordance la 

 démonstration du bien fondé des calculs de la table précitée, en 

 même temps qu'une preuve du très grand soin apporté à la gra- 

 duation des baromètres de M. le colonel Goulier. 



Voici, d'autre part, les lectures que nous fournit l'examen de 

 l'échelle d'ascension du baromètre altimétrique, le zéro étant placé 

 en regard de la pression 760 millimètres, et les nombres orométri- 

 ques, auxquels nous conservons leur chiffraison spéciale, indiquant, 

 par conséquent, des altitudes au-dessus du niveau de la mer. 



Tableau IX. 



ÉTUDE DUNE GRADUATION d'ÉCHELLE DASCENSION. 

 Baromètre altimétrique (')• 



Quant à ce troisième instrument, les écarts sont donc plus forts, 

 pour les raisons précédemment indiquées. Mais ils restent dans des 

 limites, parfaitement acceptables, de mm 3o de pression baromé- 

 trique, et correspondant, par conséquent, à 4 mètres environ d'alti- 



(') Cet instrument a été construit par M. Périllat, 3, Faubourg du Temple, à 

 Paris. 



