CVI1I SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOf.IQUE DE BELGIQUE 



tude; les divergences les plus fortes se manifestent pour 1,700 et 

 4,900 mètres, et ne sont que de 10 à 12 mètres. 



La répartition de ces écarts en trois séries est, du reste, fort curieuse : 

 de 3,600 mètres jusqu'à 300 (en passant par 4,000 mètres et zéro), 

 l'écart est, à une exception près, inférieur à ,nin l ; il se tient entre 

 mm 4 et ram 6 depuis 400 jusqu'à 1,100 mètres; il acquiert enfin son 

 maximum, de mm 7 à mm 9, pour les huit dernières altitudes exami- 

 nées, de 1,200 à 1,900 mètres. Il est à remarquer que les diver- 

 gences seront généralement beaucoup plus réduites, parce que l'obser- 

 vateur, au lieu de déterminer des altitudes au-dessus de la mer, 

 se servira de ce baromètre pour calculer des différences de niveau 

 partielles. Les écarts conservent, en effet, des valeurs égales ou à peu 

 près égales dans chacune des trois séries de huit nombres oromé- 

 triques dont nous venons de parler. Nous considérons donc la divi- 

 sion de cette échelle comme très satisfaisante, d'autant plus que le 

 1/10 de millimètre de pression y correspond, au voisinage de 

 760 millimètres, à moins de 1/30 de millimètre. 



Nous espérons que les recherches effectuées par l'Institut car- 

 tographique militaire auront pour résultat d'appeler l'attention 

 sur les services que peuvent rendre, en matière de détermination 

 de différences approximatives de niveau, les baromètres oromé- 

 triques dont nous avons fait l'étude, et qui sont — nous ne crai- 

 gnons pas de le dire — des petits chefs-d'œuvre de conception et 

 d'exécution H. 



(') Nous corrigions les épreuves de ces dernières pages, lorsque nous avons reçu 

 de notre collègue M. Van den Broeck, conservateur au Musée royal d'histoire 

 naturelle et secrétaire de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hy- 

 drologie, une lettre datée du 23 juin courant. 



M. Van den Broeck nous fait savoir que, sur les conseils de M. le colonel Goulier, 

 il sera bientôt en possession d'un baromètre très précis, spécialement utilisable pour 

 la Belgique. L'instrument, en construction chez MM. Pertuis, est un altimétrique 

 de 7 centimètres de diamètre, d'une amplitude de 1,200 mètres, compensé pour la 

 température, et qui subira une vérification rigoureuse. 



Nous nous félicitons vivement de cette réalisation prochaine du désir, que nous 

 avions formé au cours de ce travail, de voir établir un instrument destiné à des 

 nivellements approximatifs en Belgique. Nous serons heureux de pouvoir examiner, 

 ainsi que M. Van den Broeck a bien voulu nous en faire l'offre, l'instrument que 

 les personnes qui s'intéressent à l'étude de notre pays devront bientôt à la haute 

 compétence de M. le colonel Goulier et aux soins des habiles constructeurs de ses 

 baromètres. 



