CXXV1 SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE 



que je n'avais pas encore observées précédemment et qui démontrent 

 que l'action fluviatile n'a pas été étrangère à la formation des dépôts 

 ossifères d'ixelles. 



M. É. Hennequin donne lecture de la note suivante : 



TROISIÈME COMMUNICATION SUR LES BAROMÈTRES OROMÉTRIQUES ET 

 ALTIMÉTRIQUES DE M. LE COLONEL GOUl 1ER ET SUR LES NIVELLE- 

 MENTS BAROMÉTRIQUES APPROXIMATIFS 



Par M. Ê. HENNEQUIN 



Gomme suite à nos deux communications du 4 mai et du 1 er juin, 

 nous présenterons d'abord à l'examen de la Société un baromètre holos- 

 térique orométrique, format de poche, convenant spécialement pour 

 des nivellements en Belgique. 



Ce baromètre appartient à l'Institut cartographique, à l'inventaire 

 duquel il figure sous le n° 12. Il a été construit récemment par 

 MM. Pertuis et fils, qui ont tenu compte autant que possible des con- 

 sidérations exposées plans la note additionnelle du procès-verbal de 

 la séance du 1 er juin dernier. 



De même que les orométriques n os 10 et 11 de l'Institut, cet 

 instrument a m 05 de diamètre. Mais au lieu de permettre de 

 mesurer des différences de niveau de 2,400 mètres entre les pres- 

 sions 800 et 600 millimètres, il ne fournit, pour un tour complet 

 de l'aiguille, qu'une dénivellation — plus que suffisante d'ailleurs — 

 d'environ 1,600 mètres, entre les pressions 790 et 650 millimètres. 

 D'autre part, c'est le nombre orométrique 1,300 — et non le 

 nombre 2,000, comme dans le modèle ordinaire — qui se trouve en 

 regard de la pression moyenne 760 millimètres. La course de 

 l'aiguille est ainsi de 1,300 mètres en ascension par rapport au 

 niveau moyen de la mer et de 300 mètres en dépression. Pour rendre 

 les indications de la table altimétrique que nous avons calculée com- 

 parables aux divisions orométriques de l'instrument, il suffira de 

 retrancher des premières le nombre constant 700 mètres. 



Chacun des 14 intervalles « centimétriques » de pression compris, 

 sur le cadran, entre 650 et 790 millimètres, mesure en arc 8 lum 13, 

 tandis qu'un des 20 intervalles analogues des orométriques de même 

 diamètre n os 10 et il n'a que 5 mm 58. Cette différence de longueur, 

 qui est d'environ 46 p. c, facilite beaucoup la lecture, non seule- 

 ment des pressions barométriques, mais des nombres orométriques 

 correspondants. 



