BULLETIN DES SÉANCES. ANNÉE 1889 (.XXVII 



L'instrument n'a pas été compensé pour les variations de tempé- 

 rature qu'il peut subir. Son prix est le même que celui des oromé- 

 triques ordinaires de m 05 de diamètre, soit 50 francs ou plutôt 

 45 francs, en raison de la réduction qui nous est acquise chez 

 M. Fisch. Les graduations du cadran sont nettement gravées, et 

 l'aiguille est d'une finesse extrême, surtout dans la partie qui sert à 

 lire les nombres orométriques. L'examen de la concordance des nom- 

 bres orométriques et des pressions barométriques, effectué au moyen 

 du tableau que nous avons donné dans ce but, n'a fait reconnaître 

 que des différences généralement peu importantes. 



Nous avons employé ce baromètre, les 22 et 23 juillet dernier, 

 dans deux nivellements (n os 6 et 7) auxquels se rapportent des 

 tableaux autographiés dont nous sommes en mesure de distribuer, 

 dès à présent, un certain nombre d'exemplaires. 



L'un de ces nivellements, le n° 7, peut se faire en un peu moins 

 d'une heure, soit en deux heures pour l'aller et le retour. Il donne 

 une amplitude d'environ 29 mètres en montées et en descentes ; il 

 convient pour le premier essai d'un baromètre que l'on se propose 

 d'expérimenter. 



L'autre nivellement, qui comporte près de 46 mètres de dénivella- 

 tion, exige une heure et demie de marche, soit trois heures pour les 

 cheminements dans les deux sens. L'épreuve est donc plus sérieuse 

 pour l'instrument et pour l'opérateur. 



Le nivellement n° 6, dans lequel nous nous servions pour la pre- 

 mière fois de l'orométrique spécial n° 12, a fourni, pour 9 points 

 recoupés et de cotes connues, des divergences comprises entre + 0'"33 

 et + 3 m 88, correspondant à un écart total de 3"'oo, dont la moitié est 

 1 IM 77. L'écart probable d'une cote par rapport à la cote réelle est de 

 ±i m 5.7. 



Le nivellement n° 7 a donné, pour 9 autres points dont les cotes 

 ont été déterminées exactement au niveau-cercle, le 24 juillet, par 

 M. le lieutenant-colonel en retraite Hannot, les résultats suivants: 

 divergences les plus grandes: — l m 96 et + l ul 05; écart total : 

 3 m 01, dont la moitié est l m 50; écart probable d'une! cote par 

 rapport à la cote réelle : ± 74 centimètres. 



Ces résultats sont très satisfaisants, et nous ne doutons pas que 

 tout observateur ne puisse réaliser le même degré d'approximation, 

 pour peu qu'il ait acquis une certaine expérience, et que les opérations 



