CXXX SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE 



suggéré l'observation qu'il pouvait y avoir chance d'erreur en raison 

 du mode de graduation de l'échelle mobile, que nous considérions 

 comme divisée de la même manière que l'échelle des hauteurs des 

 baromètres orométriques proprement dits. 



Si, disions-nous, des parties de l'échelle orométrique calculées 

 pour certains intervalles de pression étaient, au moment du départ 

 de l'observateur, placées en regard d'intervalles de pressions autres 

 que ceux qui leur conviennent régulièrement, il y aurait, de ce chef, 

 une chance de commettre des erreurs. Nous ajoutions que celles-ci 

 pouvaient ne pas être considérables, mais qu'elles s'ajoutaient, toutes 

 autres choses étant égales d'ailleurs, à celles auxquelles on est expose 

 pour d'autres motifs. 



Or, il résulte d'une communication que M. le colonel Goulier a 

 bien voulu nous faire et de renseignements que nous avons trouvés 

 dans la remarquable étude qu'il a publiée sur les nivellements baro- 

 métriques f), qu'aucune éventualité d'erreur n'est à craindre par 

 suite de la position donnée au zéro du limbe, quelle que soit la 

 valeur de la pression barométrique. 



Cette modification à l'opinion que nous avons émise le 1 er juin a 

 sa raison d'être dans les différences que présentent les baromètres 

 orométriques et les baromètres alti métriques. 



En ce qui concerne les premiers, les divisions « centimétriques » 

 de la graduation barométrique sont égales entre elles, tandis que les 

 intervalles « hectométriques » de la graduation orométrique dimi- 

 nuent à partir des pressions les plus fortes jusqu'aux pressions les 

 plus faibles. L'échelle des pressions et celles des hauteurs sont gra- 

 vées sur un même plan. Il est à remarquer, en outre, qu'un petit 

 intervalle de la dernière échelle reste non subdivisé entre le nombre 

 orométrique le plus fort et l'origine de la graduation. 



Dans les seconds, au contraire, ce sont les divisions de hauteurs 

 — appelées altimétriques — qui sont égales, tandis que les inter- 

 valles correspondant à des mêmes différences de pression augmentent 

 à partir des pressions les plus fortes jusqu'aux pressions les plus 

 faibles. L'échelle altimétrique est gravée sur un limbe mobile par 

 rapport au cadran barométrique. De plus, il y a toujours sur ce 



•I 1 ) Étude sur la précision des nivellements topographiques et barométriques , suivie 

 d'une note sur les erreurs de la méthode barométrique et sur la possibilité de les 

 diminuer. Annuaire du Club alpin français pour 1879. (Tiré à part en 1880.) 



