15LLLETIN DES SÉANCES. — ANNÉE 1880 CXXXI 



cadran, entre la pression la plus forte et la pression la plus faible, un 

 certain intervalle où la graduation barométrique est interrompue (*). 

 11 est facile d'expliquer théoriquement pourquoi ces deux dispo- 

 sitifs, de construction différente, conduisent à des résultats identi- 

 ques, toutes autres choses restant égales d'ailleurs. Nous avons, en 

 effet, constaté que, dans les baromètres orométriques, les longueurs 

 des intervalles « hectométriques » sont inversement proportionnelles 

 aux longueurs des intervalles barométriques correspondants. Ces lon- 

 gueurs diminuent, des pressions fortes aux pressions faibles, dans la 

 même proportion suivant laquelle augmentent les coefficients du petit 

 cadran hypsométrique : 10"9, ll m 0..., ll m 4, li m S..., 13 m 5, 

 13 m 6. Or, supposons que, pour l'un ou l'autre motif, on veuille 

 conserver une longueur constante aux différents intervalles « hecto- 

 métriques » de l'échelle des hauteurs, de manière à les transformer 

 en intervalles analogues de l'échelle altimétrique; il est évident qu'on 

 n'altérera pas la proportionnalité dont il vient d'être question, si, 

 par un agencement particulier du mécanisme, on réussit à faire 

 croître les intervalles barométriques, depuis les pressions les plus 

 fortes jusqu'aux pressions les plus faibles, dans la proportion suivant 

 laquelle croissent les coefficients hypsométriques sus-indiqués. 



Ces relations d'intervalles altimétriques égaux et d'intervalles 

 barométriques inégaux rappellent à l'esprit la projection cartogra- 

 phique de Mercalor, dans laquelle les différences de longitude con- 

 servent systématiquement des longueurs constantes, tandis que les 

 différences de latitude sont représentées par des longueurs d'autant 

 plus grandes que les latitudes considérées sont plus fortes. 



Les modes corrélatifs de graduation des deux espèces d'intervalles 

 dont il s'agit ont été réalisés dans les baromètres altimétriques de 

 M. le colonel Coulier, et l'importance de cette disposition est capitale 

 au point de vue de l'emploi du baromètre. Les divisions de l'échelle 

 altimétrique étant toutes égales entre elles, cette dernière est suscep- 

 tible de tourner, par rapport à la graduation barométrique, sans 

 qu'une erreur résulte de la position du zéro du limbe mobile. 



Dans la séance précitée du 1 er juin, nous avions fait observer que 

 le limbe de l'échelle d'ascension du baromètre altimétrique construit 

 par M. Périllat fait corps avec l'anneau de suspension de l'instrument. 



(') Voir, au sujet de la division des cadrans des baromètres en parties égales ou 

 en parties inégales, la notice citée p. 28 et 29. 



