( 53 ) 

 mêmes une plaque pierreuse dans l'épaisseur de la peau coriace, qui leur tient 

 lieu de manteau. 



PHYSIQUE. 



Nouveau moyen pour mesurer l'inclinaison de l'aiguille aimantée , 

 proposé par le Citoyen Coulomb. 



Quoique l'instrument que l'on employé ordinairempnt à mesurer l'inclinaison I.hstitut nat. 

 de Vaiguille aimantée soit très-simple dans fa construction , il est ctpendaiit sujet 

 a de f^randes erreurs , qui viennent en général de l'impossibiliié presquabsolue 

 de mettre i'ai£;uille , dans toutes les situations quelle peut prendre, en équilibre 

 par rapport à l'action de la pesanteur, c'est-à-dire , de faire ensorte que son centre 

 de {;ravité soit toujours exactement confondu avec le point sur lequel elle tourne. 

 Lorsqu'on lui donne de grandes dimensions, il en résulte encore un nouvel in- 

 convénient , savoir une flexion qui, quoique peu sensible, produit néanmoins de 

 très-grands effets par l'influence du plus léger déplacement du centre de gravité , 

 pour combiner la force de la pesanteur avec celle du magnétisme. 



Pour éluder ces difficultés , le C. Coulomb, au lieu de cIk rcher immédiatement,- 

 comme on l'a fait jusqu'ici , la direction de l'aiguille aimantée , dans le plan ver- 

 tical qui passe par le pôle magnétique , conçoit la force de ce pôle décomposée 

 dans le même plan, en deux autres, l'une agissant dans une direction hori- 

 sontale, et 1 autre dans une direction verticale. Il détermine séparément fintensita 

 de chacune de ces dernières forces, dont la résultante donne la direction suivant 

 laquelle agit li force magnétique, et que doit prendre une aiguille qui n'obéit 

 qu'à cette force. 



Le C. Coulomb a prouvé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour 

 l'année 1789, que l'aiguille aimantée suspendue par son centre de gravité était 

 sans cesse ramenée à sa véritable direction par une force constante dans un même 

 lieu et pour un même tems. Il suit de-là qu'en observant le nombre dos oscillations 

 que peut faire dans un tems donné une aiguille suspendue horisontalement , on 

 peut obtenir le rapport delà composante horisontale delà force magnétique avec 

 la gravité. Quant à la composante verticale, on la mesurera en déterminant avec 

 soin le poids qu'il faut ajouter à la partie méridionale d'une aiguille aimantée , 

 pour la maintenir dans une situation parfaitement horisontale. Cela posé , si A 

 et B sont les mesures respectives des composantes horisontales et verticales de 



la force magnétique, —7- sera la tangente de l'angle que fait leur résultante avec 

 l'horisontale , et par conséquent de l'inclinaison de l'aiguille aimantée. 



Dans les expériences faites par le C. Coulomb, l'aiguille avoit la forme d'un 

 parallélipipède rectangle , d'une épaisseur très-petite eu égard à sa largeur , et 

 suspendue toujours de manière que cette largeur fût dirigée dans un plan vertical. 



mule -= — pour calculer le moment de la force magnétique rapporté à un bras de 



levier d'un millimètre. La longueur de l'aiguille étoit de 427 millimètres , sa largeur 

 i3 , et son poids de 88763 millii;rammes ; suspendue horisontalement par un fil de 

 soie dans une boîte bieo fermée , elle faijoit 5o oscillations en 286 secondes ; 



