1^8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lutions que j'ai examinés ci-dessus. Les dissolutions de chlorure de lilhium 

 dans l'eau satisfont à In règle énoncée par M. C. Chénevean, tandis que 

 le même sel dissous dans l'alcool amvlique donne lieu à des écarts consi- 

 dérables. Parmi les dissolnlions faites avec l'hydrale de cliloral, les solu- 

 tions aqueuses donnent les valeurs les plus concordantes de p- 



» Ces résultats montrent qu'il serait utile d'étudier les solutions d'acides, 

 bases «t sels minéraux dans l'alcool éthvlique et, d'une manière générale, 

 dans des dissolvants autres que l'eau. » 



ÉLECTRICITÉ. — Relation entre la pression du gaz dans un tube à vide et la 

 longueur d'étincelle. 'No[e de M. Gastox Séguy, présentée par M. Lipp- 

 mann. 



« On sait que plus le vide est poussé loin dans un tube deCrookes, plus la 

 tension qu'il faut employer pour faire passer la décharge est considérable. 

 Quand la pression dépasse ^ de millimètre, on peut se servir de la jauge 

 de Mac Leod pour la mesurer; mais au delà la mesure par la jauge devient 

 à peu près impossible. J'ai pensé que l'on pourrait peut-être remplacer la 

 mesure de la pression/) par la mesure de la distance explosive d qui cor- 

 respond à la décharge, à la condition de connaître la relation qui existe 

 entre p et d. J'ai donc cherché à déterminer cette relation par l'expé- 

 rience. 



» Un micromètre à étincelle, mis en dérivation sur un tube, donne la 

 distance explosive et, d'autre part, la jauge de Mac Leod donne la pression 

 de l'air dans le tube. J'ai obtenu les résultats suivants : 



L>istance explosive rf. Pression mesurée/'. 



mm 



I O,l320 



3 0,0660 



5 o,o33o 



7 0,01 65 



9 0,0081 



» Quand la distance explosive croît en progression arithmétique, la 

 pression du gaz décroît en progression géométrique, p est donc une fonc- 

 tion exponentielle de d; et il s'ensuit que l'on |)ourra, par extrapolation, 

 calculer la pression, à condition de mesurer expérimentalement la distance 

 explosive avec le micromètre à étincelle. » 



