SÉANCE DU 18 JUILLET I9»)'(. 2^9 



masse est également connue et qui occupe l'ampoule G à l'extrémité infé- 

 rieure de A. Le tube B, qui se tient dans l'axe de l'instrument, trempe à 

 son extrémité inférieure / dans le mercure, et il est gradué volumélrique- 

 ment. Son volume intérieur est de i à 3 pour 100 de celui de A, selon la 



profondeur à laquelle on a l'intention d'opérer. Ce tube traverse le bouchon 

 en caoutchouc D, qui est inséré avec soin dans le col de A et ficelé pour 

 plus de sécurité. Pour un opérateur habile cette opération ne présente 

 aucime difficulté. 



» On amène l'instrument à une tempéiâture définie et convenable qui 

 peut être celle de l'eau de surface locale et l'on observe le niveau e qui cor- 

 respond au volume v du mercure dans le tube B. Ensuite on fait descendre 

 l'instrument à la profondeur prévue. Si cette profondeur est telle que la 

 contraction apparente du liquide dans le piézomèlre est inférieure au vo- 

 lume V dans le tube B, quand on remonte le piézomèlre, rien n'est changé 

 et le mel-cure regagne le niveau e. 



» En choisissant le niveau e aussi haut que possible, on a pu faire descendre un 

 piézomèlre contenant 200°°'' d'eau distillée à une profondeur de 4270°' sans que le 

 tube B se soit vidé de mercure. En revenant à hi surface, le mercure a repris sa hau- 

 teur antérieure e, et, en essayant l'eau avec du nitrate d'argent, on n'a pas pu trouver 

 de chlore. La répétition de cette expérience a [uonlré que le bouchon, convenablement 

 fixé, ne se déplace pas et reste étanche, même au\ plus grandes ju-ofondeurs. 



» Si le volume v de mercure dans le tube axial est relativement faible. 



