SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1904. IO27 



premier coup le pendule peut être compensé de façon à avoir une marche 

 bonne, non pas excellente. En général, ces pendules seront suspendus par 

 des lames flexibles, à encastrement, et c'est cette suspension même qui va 

 engendrer de nouvelles difficnltés, des écarts brusques de marche, par 

 glissements entre parties d'inégales dilatations. 



» Si l'on veut alors se rappeler l'analyse délicate de Tisserand sur la 

 marche des pendules en fonction de la pression barométrique, le dernier 

 perfectionnement indispensable à apporter, dans un instrument que l'on 

 désire très précis, consiste à l'établir dans une enceinte hermétiquement 

 close, à pression constante; or, jusqu'ici, les nécessités du remontage, des 

 visites, ont empêché les observatoires de réaliser ce point très important, 

 tandis que l'ingénieux dispositif de M. Lippmann, pour l'entretien élec- 

 trique du mouvement pendulaire, conduit à la solution définitive de ce 

 problème. 



» Désireuse d'utiliser ces perfectionnements récents, la maison Henry- 

 Lepaute a construit, pour l'observatoire de Nice, deux pendules en acier- 

 nickel, avec entretien électrique de M. Lippmann et elle a bien voulu 

 me demander tous les renseignements propres à les établir simplement, 

 dans les meilleures conditions de rendement. 



» Je n'insisterai pas ici sur la description détaillée de ce pendule, dont l'étude com- 

 plète paraîtra sans doute plus tard : la tige est en invar de Fourchambault n" 731, avec 

 un coefficient de dilatation égal à a = 11^,696 + ol'-jOoSôi <, car il faut que le second 

 coefficient soit positif pour pouvoir réaliser une bonne compensation avec du laiton; 

 suspension par lame flexible. La tige est filetée vers son milieu, pour laisser une vis 

 propre aux petits réglages, et à la partie inférieure pour la vis sur laquelle repose la 

 masse de laiton; la masse de laiton serait d'une réalisation mécanique plus aisée avec 

 deux demi-lentilles ; mais, pour lui éviter des dimensions trop considérables, elle est 

 constituée par un cylindre coulissant librement sur la tige. Pour éviter les rotations 

 de la masse, une rainure intérieure laisse passer une goupille fixée dans la tige. 



» Déjà, pour obtenir le lailon approprié, on rencontre quelques difficultés, les pre- 

 miers éclianlillons, analysés, indiquaient la présence de traces de plomb, de fer (alumi- 

 nium et phosphore?), étain (antimoine?) et argent, traces capables du moins d'altérer 

 sensiblement les coefficients; cette difficulté fut aisément surmontée et je ne veux pas 

 insister sur les données numériques. 



» Les aimants de M. Lippmann sont placés de façon que leur action se produise au 

 centre de percussion, et la compensation de tontes les pièces est complètement calculée 

 en tenant compte des variations des moments d'inertie dues à la température. 



» Envoyé à Nice, un de ces pendules y resta quelque temps sans donner les résultats 

 attendus, par suite d'une erreur de montage. Dès son retour, ce pendule fut, sans mo- 

 dification, remis à M. Claude qui le mit en marche à Montsouris sous la direction de 

 M. le commandant Guyou. Tant que son support n'est pas encastré solidement, un 



