— XLI — 



steingase. Obwohl neuerdings Thermometer in den Handel gebracht werden, 

 die bis zu 500 Grad C. hinauf brauchbar sind, erachtet man in der 

 Technik dennoch etwa 340 Grad Celsius als die obere Grenze des Mess- 

 bereiches dieser Instrumente. Alle darüber hinausgehenden Temperaturen 

 müssen mit besonderen Vorrichtungen, den Pj'rometern. gemessen 

 werden. 



Von diesen wurde zuerst das Luft -Pyrometer von Jolly beschrieben. 

 Ein in eine Porzellankugel eingeschlossenes, bestimmtes Volumen trockener 

 Luft dehnt sich unter dem Eintluss der zu messenden hohen Temperatur 

 aus. Man ermittelt nunmehr, wie hoch eine Quecksilbersäule gemacht 

 werden muss, welche ausreicht, dieses ausgedehnte Luftvolumen auf das 

 ursprüngliche Volumen wieder zusammen zu pressen. Aus den Gas- 

 gesetzeu ergiebt sich, dass je 760 mm Quecksilbersäule einer Temperatur- 

 zunahme von 273 Grad C. entsprechen. Das Instrument von Jolly ist 

 später von Wiborgh moditicirt und dadurch wesentlich handlicher ge- 

 macht worden. 



Sehr genaue Messungen ermöglichen auch die elektrischen Pyro- 

 meter von Siemens (abgeändert und ausgeführt von Hartmann und 

 Braun) und von Le Chatelier (gemeinsam ausgeführt von Kaiser 

 und Seil mi dt und von Heraus). Ersteres beruht auf der Messung 

 des von der Temperatur abhängigen elektrischen Leituugswiderstandes 

 eines in die Feuerung eingelegten Platindrahtes, letzteres auf der 

 Messung der mit der Temperatur veränderlichen elektromagnetischen 

 Kraft eines Thermoelementes aus Platin und lOprocentigem Ehodiura- 

 Platin. Das Messbereich beider Instrumente liegt zwischen 500 und 

 1500 Grad C. ; das zweite gewährt eine Genauigkeit von 5 Grad C. 

 Beide Apparate besitzen empirische Skalen, welche durch Vergleich der 

 Angaben eines Normalinstrumentes mit denjenigen dos Luftpyrometers 

 geaicht worden sind. 



Redner ging nunmehr auf diejenigen Hilfsmittel ein, welche nur 

 annähernde, jedoch für die Technik ausreichende Temperaturbestim- 

 mungen erlauben. Er besprach die Verwendung von Körpern bekannten 

 Schmelzpunktes, welche man in die Feuerung einlegt. Je nachdem der 

 Probekörper schmilzt oder intact bleibt, erfährt man, ob die Temperatur 

 seinen Schmelzpunkt erreichte oder darunter blieb. Prinsep hat eine 

 ganze Skala solcher Probekörper aus verschiedenen Silber-Gold- und 

 Gold-Platin-Legirungen zusammengestellt, deren Schmelzpunkte über das 

 Temperatur-Intervall 954 bis 1775 Grad C. vertheilt sind. In gleicher 



