( 34o ) 



» Pendant la dilatation à pression constante, une partie dn gaz passe 

 dans le gazomètre, de sorte que la chaleur en échauffe une masse constam- 

 ment décroissante; mais il est facile défaire celte correction, qui, du reste, 

 n'influe pas sur le chiffre des centièmes, et nous ne voulons pas aller plus 

 loin dans cette Communication, que nous regardons comme un premier 

 essai. 



» M. Akin, dans le Pliilosophical Magazine de 1864, p. 34 1, avait pro- 

 posé le mode d'échauffement par le courant électrique pour mesurer la 

 chaleur spéciBque des gaz à volume constant. Le procédé qu'il indique est 

 d'abord peu pratique, et, de plus, il est impossible de mesurer la valeur 

 absolue de la chaleur spécifique à volume constant par la méthode précé- 

 dente. En effet, une partie seulement de la chaleur cédée par le fil sert à 

 échauffer le gaz, l'autre se perd par rayonnement comme si la résistance 

 était placée dans le vide. De sorte que si l'on calculait la chaleur spécifique 

 au moyen d'une des formules (i) ou (2), on obtiendrait un nombre trop 

 fort. Dans l'une de nos expériences à pression constante, nous avons trouvé 

 pour chaleur spécifique de l'air 0,409 au lieu de 0,23^, ce qui donne, pour 

 la fraction de chaleur perdue par rayonnement, o,425. 



» Cette quantité de chaleur perdue par rayonnement dépend de l'excès 

 de la température du fil sur celle de l'enceinte. Il importait de vérifier que 

 cet excès reste très-sensiblement le même quand on échauffe le gaz à 

 pression constante ou à volume constant. A cet effet, nous avons divisé 

 notre courant en deux parties, la première passait dans la cloche, la seconde 

 dans une résistance égale, maintenue à une teiii|)éralure constante au 

 moyen d'un courant d'eau froide et dans un rhéostat à fil de platine; un 

 galvanomètre différentiel indiquait l'égalité. Lorsque le fil de la cloche 

 s'chauffc, sa résistance augmente, et, pour rétablir l'équilibre, il faut une 

 certaine longueur du rhéostat. Dans nos expériences, un millimètre du 

 rhéostat correspondait à ^^^ <^6 degré. Avec une pareille disposition, il était 

 facile de mesurer la température finale du fil et d'étudier son mode d'é- 

 chauffement. Nous avons constaté d'abord que l'état stalionnaire est atteint 

 au bout de cinq secondes environ. Dans les expériences que nous venons 



C 

 de décrire pour mesurer — » il ne faut donc pas tenir compte de la pre- 

 mière et de la dernière observation. On trouve ensuite que l'excès est le 

 même, qu'on opère à pression constante ou à volume constant. 



» Nous avons i)U de cette manière mesurer les températures finales des 



