rapidement (ce qui est indispensable pour beauconp 

 d'Infusoires) et sans se tromper. Alors il faudrait 

 recourir à un autre verre d'une échelle moins fine , 

 ou en avoir plusieurs. - — Car le dessin de réchelle, 

 c[ue nous allons indiquer plus bas (§ 8) ne saurait 

 être d'aucune utilité pour un micromètre objectif, 

 à cause de la petitesse du champ visuel de la len- 

 tille objective , qui , à moins qu'elle ne soit bien 

 faible, ne laissera jamais voir à la fois l'échelle tout 

 entière. Ce micromètre est de même très sujet à 

 être gâté par un emploi trop fréquent et trop rude, 

 car en l'essuyant après l'expérience , surtout si les 

 corps observés devaient être tenus dans Teau, on ne 

 pourra guère éviter d'y faire des bavures et des raies, 

 lesquelles , se multipliant par la suite , lui ôtent 

 d'abord sa beauté, et le rendent enfin sans usage. 

 7. Mais que l'on place un pareil verre micromé- 

 trique dans un microscope, là où se forme l'image 

 de l'objet, c'est à dire au foyer de l'oculaire, ces défauts 

 disparaîtront, et l'on trouvera, qu'il réunit à la fois les 

 avantages du verre et de la vis micrométriques, sans 

 participer à leurs imperfections. En effet, il devient 

 dès lors apte à mesurer les parties des corps opa- 

 ques continues, tout comme le micromètre à vis, et 

 les corps en mouvement , tout comme le verre mi- 

 crométrique ordinaire ou objectif; donnant en même 

 temps une mesure plus exacte que ce dernier, car 

 avec son aide on ne mesure plus l'objet mais bien 

 son image déjà amplifiée. Enfin il est à l'abri de 

 tout endommagement, par sa position même. 



