25 



8. 11 paraîtrait seulement que, (ce qui arrive avec 

 un verre micrometrique objectif) les objets un peu 

 grands ne sauraient être mesurés par le micromètre 

 oculaire; mais en réalité ils pourront toujours 1 être, 

 à moins que leur volume ne surpasse le cliamp du mi- 

 croscope à un grossissement donné*, cas dans lequel 

 en général la mesure par un verre devient natvi- 

 rellement impossible , où la vis micrométrique est 

 indispensable, et où, pour mesurer, l'on devra sub- 

 stituer un grossissement moins fort. Car le cliamp 

 visuel de l'oculaire étant généralement beaucoup plus 

 grand c[ue celui de l'objectif, on pourra toujours 

 apercevoir l'échelle tout entière ; or, en la traçant 

 de sorte que chaque cinc^uième trait soit un peu 

 plus long et chaque dixième encore un peu plus 

 que les autres, comme on le fait pour les échel- 

 les des plans et des c.-^.rtes géographiques , on 

 pourra toujours aisément, et même presqu'en un clm 

 d'oeil, compter tous les traits couverts, quelque grand 

 qu'en soit nombre. On peut aussi ajouter ù côté 

 de l'échelle micrométri([ue plusieurs traits distants 

 entr'eux de toute cette échelle, jusqu'aux bords du 

 champ visuel de l'instrument , et se procurer ainsi 

 à l'avance la facilité de mesurer des corps d'un vo- 

 lume plus considérable, qui couvriront plusieurs de 

 ces traits plus quelques uns de ceux du micromètre. 

 II peut aussi devenir très utile , comme nous le 

 prouverons ailleurs, de traverser tous les traits de 

 réchelle par une ligne sous un angle droit. 



9. On pourra objecter au surplus que la mesure 



