29 



Pour obtenir un de ces nombres, il faudra donc 

 alonger l'instrument en retirant debors le tube 

 oculaire : de la sorte, dans ^exemple cité, on pourra 

 facilement obtenir le nombre 20 pour l'amplification 

 de l'image. Alors on n'aura qu'à marquer par un 

 trait au burin l'endroit jusqu'où le tuyau oculaire 

 doit être retiré , pour que les traits du micromètre 

 indiquent les — ^— de ligne ou —^— de pouce : on 

 pourra graver à gauclie du trait le numéro de la 

 lentille objective avec laquelle on a olHenu le ré- 

 sultat , et à droite la mesure de chaque trait ou 

 ——'''. P. e. N° 5 — -^rh:::'' ' Puis si avec une autre 



2UOO 2000 



lentille on trouve également une valeur raisonnable, 

 on agira tout de même. Ainsi p. e. N° 3 — ^^'" '■> 

 ailleurs N° 1 — n~ ". 



^%. Mais ce micromètre ainsi arrangé pour 

 un presbyope , ne se trouvera plus au foyer de 

 l'oculaire pour un myope : il faudi a donc remonter 

 » l'oculaire (simple ou multiple) à part et mobilement, 

 pour qu'il puisse être rapproché ou éloigné du 

 micromètre, selon la portée de la vue des différens 

 observateurs ; condition toujours essentielle à rem- 

 plir, et que nous avons voulu indiquer ici une fois 

 pour toutes. 



45. Que si, au contraire, le microscope ne peut 

 être alongé , cas déjà plus compliqué que le pré- 

 cédent , on devra disposer de même les deux 

 micromètres et observer le nombre des traits cou- 

 verts par un trait du micromètre objectif sur celui 

 placé au foyer de l'oculaire, et alors confectionner un 



