31 



A7. Après tout ce que nous venons de dire sur 

 Tarrangement du micromètre oculaire dans les deux 

 cas précédens , il est clair que la question d'en 

 placer un dans un nouvel instrument que l'on veut 

 confectionner^ se réduit à la recherche de l'endroit 

 où, par un certain assemblage de verres, se formera 

 l'image multiple définie ( et raisonnable ) de tout 

 objet. 



•18. Pour y parvenir il faut se rappeller des for- 

 mules dioptriques principales. 



Ue la formule dioptrique fondamentale ( * ) : 



— h— = — H — .... (^ ) on obtient: 

 cl Lf H r 



rR Dd . ^ ^ ^ 



.... (2j; de même, si J=:co, c. à. 



a{li + r) D + d 



dire si les rayons tombants sur la lentille sont pa- 



nvi ^ ^ ^ ^ a a 



ralJeles , et que -= — =0, on aura —=-- + -: 



(^=)^^7pT7y- (3); de là (2 et 3): 



(*) Nous avons désigné par D et d les deux fojers coordonnés^ 

 c. à d. que les rajons venant d'un point À la distance D de la 

 lentille seront réunis de l'autre côte de la lentille en un 

 point à la distance ds et vice versa'^ réservant f pour le cas spé» 

 cial de la distance focale des rajons parallèles. R ei r indiquent 

 les rajons des courbures des deux surfaces de la lentille ; a l'in- 

 dex de la réfraction moins 1 . 



