33 



posant eufm , pour plus de commodité, ^=4 on 

 aura: Z^^iTZ+'l; d= r=lH . 



C'est à dire, l'image multiple définie se trouve à au- 

 tant de fois qu'il est multiple, plus une fois la dis- 

 tance focale de la lentille objective ; loix éminem- 

 ment importante pour la construction des micro- 

 mètres oculaires, et que nous avons été assez heureux 

 pour trouver , quoique les principes bien constatés 

 sur lesquels elle repose soient connus depuis fort 

 longtems , et exposés sous différentes formes, selon 

 la diversité des buts que l'on se proposait ; mai?, 

 énoncée comme nous venous de le faire , nous ne 

 l'avons trouvée dans aucun des ouvrages que 

 nous avons eu occasion de parcourir. C'est faute 

 de l'avoir connue, que l'arrangement des micromè- 

 tres oculaires a du présenter des difficultés insur- 

 montables. 



Mettez donc là votre micromètre (et dans l'exemple 

 cité c'est à 401 lignes de Tobjectif) et il se trou- 

 vera posé juste pour vous donner dans ce cas, avec 

 une échelle de cent traits sur la ligne, des 40mil!iè- 

 mes de ligne ou des 4 00millièmes de pouce; et 

 ainsi en proportion avec d'autres échelles, ou d'au- 

 tres multiples de l'image. 



21. Mais un microscope d'une composition aussi 

 simple que celui que nous venons d^analyser a 

 de grands défauts, il vaut infiniment mieux ajouter 



iV° ///. 3 



