m 



le micromètre ; il faut donc que ce diaphragme 

 ( seu)^ ou conjointemeut avec le collectif, audes- 

 sus duquel il se trouve ) soit monté à part et 

 d'abord mobilement joour pouvoir être haussé ou 

 baissé d'un petit espace (d'une ligne tout au plus); 

 et alors ayant trouvé le véritable endroit de l'image 

 mulliple-définie on le fixera pour toujours. D'uu 

 autre côté, en changeant la m.onture des objectifs, 

 on pourra de même corriger la petite erreur de 

 ces calculs. 



38. Comme, pour la mesure de corps un peu plus 

 grands et dont les images à un grossissement donné 

 peuvent surpasser le champ de l'oculaire , il peut 

 devenir utile; d'employer un oJjjectif moins fort, il 

 est à observer finalenxent, que l'image qu'il produira 

 ne sera pas réduite proportionellement à sa longueur 

 focale, si on le met exactement à la place du premier 

 objectif, mais que pour cela il faut le mettre d'autant 

 plus bas , que sa longueur focale surpasse celle du 

 premier. Que par exemple on ait un instrument où 

 avec un objectif d'une ligne de foyer, dont la mon- 

 ture est haute de deux lignes, on obtient une image 

 centuple sur le plan du micromètre; en substituant 

 un objectif de deux lignes de foyer, on ne l'aura 

 exactement cinquantuple , que si l'on monte cet 

 autre objectif dans un tuyau de trois lignes de hau- 

 teur ; de même la monture d'un objectif de quatre 

 lignes de foyer devra recevoir mie hauteur de cinq 

 lignes, pour donner sur le plan même du micro- 

 mètre une image 25-ple de l'objet. 



