APPLICATION D'HISTOPHOTOMETRE UNIVERSEL 



POUR ÉTABLIR LES COURBES 



DE FLUORESCENCE ET D'ABSORPTION 



L. ZANOTTI 



Istituto di Anatomia Comparata dell'Università di Pavia 

 e Centre di Studio per l'Istochimica del C.N.R. 



L'Auteur a construit un histophotomètre particulier, conçu selon le prin- 

 cipe des modèles Vialli. Un viseur "Reflex" relie, pour centrer l'image, 

 le microscope àla fente d'entrée d'un monochromateur à réticule de Bausch 

 et Lomb. Un photomultiplicateur, appliqué à la fente de sortie du mono- 

 chromateur mesure l'intensité des différentes radiations. Quand on con- 

 naît sa courbe de réponse on remonte à la courbe de fluorescence. On 

 peut utiliser ce dispositif, tant avec la lumière transmise qu avec la 

 lumière réfléchie et la radiation excitatrice s obtient â l aide d un dispo- 

 sitif "fluorex" Reichert. Si l'on veut utiliser d'autres lumières excita- 

 trices, on peut illuminer le dispositif "fluorex avec un second mono- 

 chromateur, obtenant la concentration à l'aide d'une optique de quart/. 



L'appareil permet d'obtenir rapidement des courbes de fluorescence 

 pouvant être reproduites parfaitement et met aussi en évidence la signi- 

 fication de légères variations de couleur de la fluorescence même. A 1 aide 

 de cet instrument, on peut également obtenir des courbes d absorption, 

 soit dans le visible, soit avec une optique adaptée, dans l'ultraviolet. 



Comme exemple de courbes de fluorescence, nous avons étudié celles 

 des glandes â venin de différents amphibiens. En particulier, 1 examen 

 de "Discoglossus pictus", dont le venin est très riche en 5-hydroxytryp- 

 tamine, a démontré la possibilité d'étudier des cadres très variés, en 

 examinant même des granulations isolées. 



39 - 



