6 Einleitung 



Das Bolometer hat einen Vorzug, durch den es sich von allen anderen absoluten 

 Strahlungsmessern auszeichnet. Läßt man einen Lichtstrahl auf die Platinstreifen 

 des Bolometers fallen und verschiebt dann den Strahl auf der Fläche des Bolome- 

 ters, so bleibt der elektrische Ausschlag des Bolometers konstant, während bei 

 Verschiebungen eines Strahls auf der Fläche einer Thermosäule die Galvano- 

 meterausschläge sich so stark ändern, daß absolute Strahlungsmessungen unmög- 

 lich sind. 



Die Eichung des Bolometers haben wir vereinfacht {11), indem wir die Hefner- 

 lampe durch die geeichte Kohlefadenlampe des Bureau of Standards in Washing- 

 ton ersetzt haben. Verschließt man bei der Eichung das Bolometer anstatt durch 

 ein Quarzfenster durch eine Lithium-Fluoridscheibe, so hat man keine Korrek- 

 tionen mehr für die selektive Absorption, sondern nur noch für die Reflektion des 

 Eichlichts anzubringen. 



Als Lichtquellen benutzen wir die Quecksilber- und Xenon-Hochdrucklampen 

 der Osram A.G., oder Metallfadenlampen von 500 Watt mit kleiner leuchtender 

 Fläche, wie sie für Kinos verwendet werden. Wir isolieren die Spektralbezirke 

 nur noch selten mit Monochromatoren, sondern meistens mit Farbgläsern und 

 Interferenzscheiben. Wir prüfen jeden Spektralbezirk, ehe wir ihn für Messungen 

 der Photosynthese benutzen mit Hilfe einer Lösung von 1 mg/cm 3 Äthylchloro- 

 phyllid in Pyridin, die in einer Schichtdicke von 1 cm kein Licht durchlassen darf. 



Zu der Weiterentwicklung der Strahlungsmethoden (11) gehört auch die Tei- 

 lung der Lichtstrahlen mit Prismen oder teildurchlässigen Spiegeln und die bolc- 

 metrische Justierung der beiden Teile auf gleiche Intensität, wie es für die 

 2-Gefäß-Methode notwendig ist. Für die Aufnahme des blaugrünen Wirkungs- 

 spektrums der Photosynthese ist diese Technik so ausgebaut worden, daß zu zwei 

 roten Strahlen gleicher Intensität zwei blaugrüne Strahlen gleicher Intensität 

 hinzugefügt werden konnten. 



IV. Strahlungsmessung (Quanten-Aktinometer) (4) 



Neben dem Bolometer benutzen wir für besondere Zwecke zur absoluten Strah- 

 lungsmessung das von uns entwickelte Quantenaktinometer, in dem Chloro- 

 phyllid oder Phaeophorbid Sauerstoff auf Thioharnstoff überträgt und in dem der 

 verbrauchte Sauerstoff manometrisch gemessen wird. Liegen die in das Mano- 

 metriegefäß eingestrahlten Quantenintensitäten unter einer gewissen Schwelle, 

 so wird fast genau 1 Molekül Sauerstoff verbraucht, wenn 1 Lichtquantum ab- 

 sorbiert wird. 



Sind geordnete Lichtstrahlen zu messen, so ist das Bolemeter dem Aktino- 

 meter vorzuziehen. Ist aber diffuses Licht zu messen, so ist das Aktinometer vor- 

 zuziehen. Auch die Summe nicht konstanter Lichtintensitäten kann mit dem 

 Aktinometer gemessen werden, da das Aktinometer die eingestrahlten Lichtinten- 

 sitäten integriert. 



