204 Weiterentwicklung der Methoden zur Messung der Photosynthese 



von 2 hintereinander geschalteten Interferenzscheiben gleicher spektraler Durch- 

 lässigkeit, eine Methode, die der Zerlegung mit Monochromatoren überlegen ist, 

 wenn es auf die Gewinnung größerer Intensitäten ankommt. 



Zu den früheren Vorschriften der Isolierung von Linien aus der Quecksilber- 

 hochdrucklampe ist zu bemerken, daß diese Vorschriften nicht gelten, wenn dem 

 Quecksilber Cadmium zugesetzt ist, da dann die Linien 480, 513 und 644 mit in 

 der Strahlung hinzukommen. In diesem Fall benutzen wir im wesentlichen Inter- 

 ferenzscheiben, von deren Güte es abhängt, ob wir mit einer Scheibe auskommen. 

 Nur die Linie 546 m// isolieren wir auch aus der Cd-Hg-Lampe mit Filtern, und 

 zwar mit 2 cm 20proz. CuS0 4 ■ 5H 2 (zur Abtrennung von 644 m//) +2 mm 

 Orangeglas Nr. 4 von Schott (zur Abtrennung des Blau einschließlich 513 m/t) 

 + 10 mm Didymglas Schott (zur Abtrennung von 578 m//). 



Im ganzen ist es aus Intensitätsgründen zu empfehlen, die Cd-Hg-Lampe nur zu 

 benutzen, wenn die Wellenlängen 480 oder 513 oder 644 m// benötigt werden, im 

 übrigen aber bei der optisch einfacheren Quecksilberlampe zu bleiben. Aus einer 

 Quecksilberhochdrucklampe von 500 Watt Leistung erhalten wir mit Filtern einen 

 parallelen Strahl der Wellenlänge 546 m/t von der Gesamtintensität 500 mm 3 

 Quanten pro Minute = 22,4 Mikromole Quanten pro Minute, das ist eine Inten- 

 sität, mit der man große photochemische Reaktionsgeschwindigkeiten erzielen 

 kann. Mit einer Interferenzscheibe würden wir diese hohe Intensität nicht aus der 

 Hg-Lampe erhalten und erst recht nicht aus der Cd-Hg-Lampe, bei der sich die 

 Leistung auf mehr Linien verteilt. 



2. Bolometrie 



Während wir früher die Intensität des in die Meßgefäße eingestrahlten Lichts vor 

 dem Thermostaten gemessen haben und daraus die Intensität des Lichts beim 

 Eintritt in die Meßgefäße durch Multiplikation mit der „Durchlässigkeit" des 

 Thermostatenwegs D berechnet haben, bestimmen wir nunmehr, wegen der 

 wechselnden Reinheit des Thermostaten- Wassers und seiner Scheiben und Spiegel, 

 die Lichtintensität J in jedem Versuch bei Austritt des Lichtstrahls aus dem 

 Thermostaten, wo wir den vertikalen Strahl durch einen in Luft befindlichen 45°- 

 Spiegel wieder in horizontale Richtung bringen und dann mit einer Linse auf das 

 Bolometer konzentrieren. Die „Durchlässigkeit" D des Systems Spiegel + Linse, 

 die als konstant zu betrachten ist, wird für jede Wellenlänge ermittelt. J/D ist dann 

 die Lichtintensität beim Eintritt in die Zellsuspension. D fanden wir für: 



m/t 



436 

 546 

 644 



0,62 



0,745 



0,78 



Hierbei wird der Reflexionsverlust des aus dem Thermostaten austretenden 

 Lichtstrahls an der Grenzfläche Wasser— Luft nicht berücksichtigt, da angenom- 

 men wird, daß er gleich ist den beiden Reflexionsverlusten beim Eintritt des Licht- 

 strahls aus dem Thermostatenwasser in die Zellsuspension. 



