Weiterentwicklung der Methoden zur Messung der Photosynthese 205 



Anmerkung. Während wir immer die Gesamtintensität J des eingestrahlten Lichts mit dem 

 Bolometer messen, bestimmen andere z. B. mit der Thermosäule die Flächenintensität i und 

 gewinnen J durch Integration von i über den Querschnitt des Strahls O (J == J i d Q). Wegen der 

 Inhomogenität von i im Querschnitt schätzen wir den möglichen Fehler bei dem letzteren Ver- 

 fahren auf 50° . 



3. Der bewegliche Spiegel 



Während früher die 45°-Spiegel, die im Thermostaten das Licht senkrecht nach 

 oben in die Manometergefäße reflektieren, fest montiert waren, wurden sie nun- 

 mehr an den Manometern befestigt und bewegten sich synchron mit den Mano- 

 metern in horizontaler Richtung. 



Weiterhin war der Querschnitt des Lichtstrahls beim Eintritt in die Manometer- 

 gefäße nicht mehr rund, sondern hatte die Form und die Größe der Grundflächen 

 der rechteckigen Kästchen. Durch beide Maßnahmen, die beweglichen Spiegel 

 und die Form des Lichtstrahls, wurde erreicht, daß die Zellsuspension bei den 

 manometrischen Versuchen fast vollständig ausgeleuchtet wurde, während sie 

 früher nur zu etwa 1, 1 ausgeleuchtet wurde. Bei gleicher Gesamtintensität J war 

 also nunmehr die Flächenintensität i wesentlich kleiner, wodurch Linearität der 

 Lichtwirkungen bis zu höheren Lichtstärken erreicht wurde. 



4. Der teildurchlässige Spiegel 



Während früher bei der 2-Gef äß-Methode der Lichtstrahl mit 4 total reflektieren- 

 den Prismen zweigeteilt wurde, benutzen wir nunmehr zur Teilung des Licht- 

 strahls einen teildurchlässigen Spiegel, der einen Teil des Lichtstrahls durchläßt, 

 während er den andern Teil auf einen zweiten gewöhnlichen Silberspiegel reflek- 

 tiert: 



— ^T 



Beide Strahlen wurden mit Irisblenden und Bolometer auf gleiche Intensitäten 



justiert. 



Die neue Anordnung hat den Vorteil, daß die Verteilung des Lichts auf die 

 beiden Strahlen sich weniger ändert, wenn der Lichtbogen „springt"; sie hat den 

 geringeren Nachteil, daß man jedesmal neu justieren muß, wenn man die Wellen- 

 länge ändert, da der Grad der Teildurchlässigkeit der Spiegel von der Wellen- 

 länge abhängt.* 



* Zusatz 1961. Es folgt daraus, daß man mit dem teildurchlässigen Spiegel nur 

 teilen darf, wenn das Licht monochromatisch ist, während mit den 4 Prismen auch 

 weißes Licht geteilt werden kann. 



