206 Weiterentwicklung der Methoden zur Messung der Photosynthese 



5. Aktinometer 



Wir haben das Volumen des Aktinometers weiter vergrößert. Das Gesamtvolumen 

 ist nunmehr 184 cm 3 , das Flüssigkeitsvolumen 120 cm 3 , der Gasraum also 64 cm 3 . 

 Die eingefüllten Substanzen waren: 



Pyridin reinst Merck mit 0,40 mg/cm 3 Phaeophorbid (a + b) und 30 mg/cm 3 

 Thioharnstoff. Bei 20° und mit a des Pyridins = = 0,092 war die Gefäßkonstante 

 des Aktinometers 7,08 mm' 2 . 



Neu eingebaut in das Aktinometer waren an der oberen Innenfläche zwei Quarz- 

 leisten, die verhinderten, daß bei schnellem Schütteln Flüssigkeit in die Kapillare 

 einspritzte. Wegen der vermehrten Flüssigkeitsmenge war nunmehr auch bei sehr 

 schnellem Schütteln die Lichtabsorption in dem Aktinometer vollständig. Zum 

 Schutz gegen diffuses Licht war das Aktinometer in Metallfolie eingebaut. Als 

 Thermobarometer diente ein gleich großes, mit reinem Lösungsmittel beschicktes 

 Aktinometer. Es ist bemerkenswert, daß auch bei Verwendung der erhöhten Men- 

 gen von Flüssigkeit und Reagentien keine Dunkelreaktionen bemerkbar wurden. 



Bei den Transmissionsbestimmungen enthielt der Gasraum Luft. Die Linearität 

 wurde nicht nur mit Rauchgläsern geprüft, sondern auch mit „weißen" Zellsus- 

 pensionen, wobei für Wasser und die weißen Zellen die gleichen Transmissionen 

 gefunden wurden, wenn von den grünen Zellen bis zu 50° () des eingestrahlten 

 Lichts transmittiert wurde. Die Verteilung des Lichts auf größere Flächen infolge 

 der Zerstreuung bedingte also bei den angewandten Zelldichten keine Fehler. 



Bei den Bestimmungen der Quantenintensität enthielt der Gasraum reinen 

 Sauerstoff. Wir erhielten dann q> = = 1 für die Wellenlängen 436, 480, 546, 578 und 

 644 m/i bis zu eingestrahlten Quantenintensitäten von 15 mm 3 pro Minute, wäh- 

 rend bei Verwendung des kleinen Aktinometers (v F == 7) nur 1,5 mm 3 Quanten 

 eingestrahlt werden durften, wenn man q> - = 1 erhalten wollte. Durch die Ver- 

 größerung der Abmessungen des Instruments ist also die erlaubte Intensitäts- 

 grenze auf das lOfache gesteigert worden. 



Als Instrument zur Messung der Durchlässigkeit von Zellsuspensionen wird 

 das Aktinometer von der ULBRiCHTschen Kugel verdrängt werden, weil die Kugel 

 schneller arbeitet, während das Aktinometer seine Bedeutung bei der Messung 

 von Quantenintensitäten behalten wird. Denn anders als das Bolometer mißt das 

 Aktinometer die Zahl der Quanten. Nicht mit dem Bolometer, aber mit dem 

 Aktinometer kann man die Quantenintensität von polychromatischem Licht mes- 

 sen, ohne die spektrale Zusammensetzung des Lichts zu kennen. Und ferner : Das 

 Aktinometer mißt J J dt, das Bolometer aber nur J. 



6. Argon 



Da Sauerstoff und Stickstoff, wenn sie unter Druck in Stahlflaschen aufbewahrt 

 werden, Spuren von Stickoxyden bilden können, die giftig sind, so haben wir, wie 

 bereits früher bei Stoffwechselversuchen mit tierischen Zellen, nunmehr auch bei 

 den Versuchen mit Chlorella den Stickstoff durch Argon ersetzt, und zwar sowohl 

 bei der Züchtung als auch bei den manometrischen Messungen. 



