140 



Ein-Quanten-Reaktion und Kreisprozeß der Energie bei der Photosynthese 



8 cm 2 , die Gesamtvolumina waren verschieden und betrugen z. B. für ein Paar 

 31 und 21, für ein anderes Paar 21 und 16 cm 3 . Jedes Gefäßpaar war an den Mano- 

 metern so montiert, daß sich die Böden der Gefäße im Thermostaten auf gleichem 

 Horizontal-Niveau befanden. Wenn es die Größe der Ausschläge erlaubte, zogen 

 wir das erste Paar dem zweiten vor. Der Durchmesser der Manometer-Kapillaren 

 betrug 1,2 mm. Die Helme der Kapillaren waren hohl geschliffen. In den Gasraum 

 wurde Luft mit etwa 10 Vol.-% C0 2 eingefüllt. 



Die Bewegung der Gefäße war horizontal mit einer Exkursion von 1,7 cm und 

 einer Frequenz von 200 pro Minute. Hierbei wurde die Flüssigkeit in den Ge- 

 fäßen in eine schwingende Bewegung versetzt und der Gasaustausch zwischen 

 Flüssigkeit und Gasraum so beschleunigt, daß selbst bei Wechselzeiten von nur 

 1 Minute zwischen Hell und Dunkel, und trotz sehr hoher Lichtintensitäten, 

 physikalische Nachwirkungen nicht beobachtet wurden. Keine Flüssigkeit spritzte 

 dabei, wenn die Gefäße richtig montiert waren, in die Kapillaren. Keine Schaum- 

 blasen bildeten sich selbst in 7stündigen Versuchen. 



Man achte darauf, daß die Gefäßböden klar und farblos sind. Quarzgefäße sind 

 am sichersten. Für jedes Gefäßpaar und für jeden benutzten Spektralbezirk über- 

 zeuge man sich mit Hilfe des Bolometers, daß die Licht-Transmission der Gefäß- 

 böden gleich ist. 



Der Thermostat hatte die Maße 76 X 20 x 18 cm. Eine der beiden kurzen Wände 

 war durch eine Glasscheibe ersetzt, durch die die Lichtbündel eintraten. Die 

 beiden Gefäße des Paares wurden einander gegenüber auf den Längsseiten des 

 Thermostaten eingehängt, jedes Versuchsgefäß mit einem Thermobarometer- 

 gefäß gleicher Abmessungen. Zwei Beobachter waren notwendig, da die Druck- 

 änderungen auf den beiden Seiten des Thermostaten gleichzeitig abgelesen werden 

 mußten. 



3. Teilung des Lichtstrahls 



Während bei unsern bisherigen Anwendungen der 2-Gefäß-Methode nur ein 

 Lichtstrahl benutzt wurde, der zwischen den beiden Gefäßen des Paares hin- und 



Abb. 1. Teilung des Lichtstrahls 



hergeschoben wurde, haben wir nunmehr unseren Lichtstrahl geteilt, so daß beide 

 Gefäße des Paares gleichzeitig belichtet werden konnten. Auf Vorschlag von 

 Herrn Dr. Ritter der Firma Halle, Berlin- Steglitz, bewirkten wir diese Teilung 



