142 Ein-Quanten-Reaktion und Kreisprozeß der Energie bei der Photosynthese 



zwischen Filtergläsern und Interferenzscheiben hat, sind Filtergläser vorzuziehen, 

 weil sie größere Intensitäten liefern. Nur im Rot ist man auf die Interferenzschei- 

 ben angewiesen. 



Zur Prüfung, ob den benutzten Spektralbezirken Ultrarot oder Rot langwelliger 

 als 670 beigemengt war, wurde hinter die Filter oder Interferenzscheiben ein 

 1-cm-Trog gebracht, der eine Lösung von 3 mgÄthylchlorophyllidinö ccm Pyridin 

 enthielt. Dieser Trog mußte die bolometrische Wirkung der Lichtstrahlen bis auf 

 einen zu vernachlässigenden Bruchteil zum Verschwinden bringen. 



6. Bolometer 



Zur Messung der Lichtintensitäten diente ein Flächenbolometer nach Kurl- 

 baum, das von der Firma Christian Lassen, Berlin hergestellt war. Die Fläche eines 

 der 4 mit Platinstreifen bespannten Rahmen betrug 10 cm 2 , die „nutzbare Fläche", 

 die durch Blenden festgestellt wurde, betrug 5 cm 2 . Die Rahmen waren in einem 

 Schutzkasten aus Kupfer, Hartgummi und Holz montiert und durch eine 2 mm 

 starke herausnehmbare Lithiumfluoridscheibe gegen Luftströmungen geschützt. 

 Die bei der Bestrahlung in der Brücke entstehende PotentialdirTerenz wurde 

 potentiometrisch gemessen, wobei ein Zernicke-Galvanometer als Null-Instru- 

 ment diente. 



Zur Eichung des Bolometers dienten zwei Kohlefadenlampen des Amerikani- 

 schen Bureau of Standards, C 506 und C 507. In 2 m Entfernung strahlten diese 

 Lampen 62,5 x 10" 6 Watt pro cm 2 , bei einer Betriebs-Stromstärke von 0,350 Am- 

 pere. Die Durchlässigkeit der Fluoridscheibe für die Standardstrahlung betrug 

 92%. Der Potentiometerausschlag bei der Eichung betrug etwa 36 Mikrovolt, wenn 

 der Bolometerstrom 60 Milliamdere betrug, und die Bolometerblende in 2 m 

 Entfernung vom Standard eine Fläche von 3,974 cm 2 hatte. 



Die bei den Versuchen angewendeten Lichtintensitäten erzeugten 150 bis 1500 

 Mikrovolt. Mit Hilfe eines rotierenden Sektors überzeugten wir uns davon, daß 

 innerhalb dieses Intensitätsbereichs die Potentiometerausschläge proportional den 

 Lichtintensitäten waren. Wir überzeugten uns ferner davon, daß innerhalb der 

 nutzbaren Bolometer-Fläche die Potentiometerausschläge konstant blieben, wenn 

 bei konstantem Strahl die belichtete Bolometerfläche verkleinert oder vergrößert 



wurde. 



Aus der bolometrischen Messung erhielten wir die Lichtintensität in cal pro 

 Minute. Dividierten wir durch den kalorischen Wert eines Mikromols Quanten 

 (für / 546 0,052 cal), so erhielten wir die Lichtintensität in Mikromolen Quanten 

 pro Minute, und multiplizieren wir dann mit 22,4, so erhielten wir die Licht- 

 intensität in mm 3 Quanten pro Minute — dem für manometrische Versuche be- 

 quemsten Maß der Lichtintensität. 



Falls die Lichtstrahlen, wie es in unseren Versuchen der Fall war, vor ihrem 

 Eintritt in den Thermostaten bolometrisch gemessen wurden, so war der Inten- 

 sitätsverlust der Strahlen auf ihrem Weg durch den Thermostaten bis zum Ein- 

 tritt in die Zellsuspension zu berücksichtigen. Dies geschah mit Hilfe des mano- 

 metrischen Actinometers, dessen Ausschlag zunächst außerhalb des Thermo- 



