Ein-Quanten-Mechanismus der Photosynthese 



155 



vermieden werden. Das Bolometer wurde mit Energie-Standard-Lampen des 

 amerikanischen Bureau of Standards geeicht. 



Belichten wir die Gefäße, so wird Kohlensäure von den Algen absorbiert und 

 ein etwa gleiches Volumen Sauerstoff entwickelt. Trotzdem entsteht bei der Be- 

 lichtung ein Druck, und zwar ein positiver, weil Sauerstoff in Wasser schwerer 

 löslich ist als Kohlensäure. Unsere manometrische Methode beruht also auf der 

 verschiedenen Löslichkeit von Sauerstoff und Kohlensäure, und deshalb müssen 

 die Gefäße verhältnismäßig viel Flüssigkeit enthalten. 



Abb. 1. Gefäßpaar mit Zellsuspension. 

 Ungleiches Volumen der Gasräume 



Zwei Gefäße sind notwendig, weil wir nur mit Hilfe von zwei Gefäßen die not- 

 wendigen Gleichungen erhalten, um aus der Änderung des Gesamtdrucks die 

 Änderungen der Partialdrucke des Sauerstoffs und der Kohlensäure berechnen zu 

 können. Dabei muß das Volumen des Gasraums in den beiden Gefäßen verschie- 

 den sein, aber alles andere muß für die beiden Gefäße gleich sein : die Konzentra- 

 tion der Zellen, die Intensität des einfallenden Lichtstrahls, die Geschwindigkeit 

 der Bewegung. Liest man dann die Druckänderungen in den beiden Gefäßen gleich- 

 zeitig ab, zum Beispiel von Minute zu Minute, so erhält man von Minute zu Mi- 

 nute die Sauerstoffentwicklung und die Kohlensäurefixierung bei der Photosynthese. 



Nicht minder einfach ist heute die früher gefürchtete Messung der Lichtab- 

 sorption in dem trüben Medium der Zellsuspensionen. Unseren früheren Ausweg, 



