368 



Ausbau der manometrischen Methoden 



II. Manometrie bei höheren Temperaturen 



Da viele Reaktionen bei der Temperatur unserer Meß-Thermostaten zu langsam 

 verlaufen, aber die Temperatur der manometrischen Meß-Thermostaten aus vielen 

 Gründen nicht beliebig gesteigert werden kann, so schlagen wir als Ausweg vor, 

 daß man bei Zimmertemperatur mißt, aber in einem andern Wasserbad erhitzt. 

 Dies ist auf folgende Art möglich : 



In den Hauptraum eines Manometrie-Gefäßes wird die Lösung gegeben, die zur 

 Reaktion gebracht werden soll ; die Birne bleibt leer. Das Gefäß, mit seinem Mano- 

 meter verbunden, wird im Thermostaten bei 20° ausgeglichen, die Manometer- 

 stellung wird bei 20° abgelesen. Dann wird der offene Manometerschenkel durch 

 einen andrückbaren Schliff, wie in Abbildung 2 erläutert, verschlossen. Nachdem 

 dies geschehen, nimmt man Gefäß + verschlossenes Manometer heraus und 



Abbildung 2. Vorrichtung zum Verschluß 

 des offenen Manometerschenkels. 



taucht das Gefäß bis zu etwa l /$ seiner Höhe in heißes Wasser der gewünschten 

 Temperatur. Ist die Reaktion in der Hitze abgelaufen, so wird das Gefäß mit seinem 

 Manometer in den 20°-Thermostaten zurückgebracht. Hier wird dann der ver- 

 schlossene Manometerschenkel wieder geöffnet, und es wird die Manometer- 

 stellung wieder abgelesen. Die Differenz zwischen der ersten und der zweiten Ab- 

 lesung bei 20° ergibt die Reaktion, die in der Hitze vor sich gegangen ist. Hat man 

 reines Wasser in den Hauptraum eingefüllt, so ist nichts vor sich gegangen und die 

 Differenz ist Null. Diese Kontrolle, die eine Prüfung der Schliffe ist, sollte immer 

 gemacht werden. 



