40 Weiterentwicklung der manometrischen Methoden : 

 Von Otto Warburg und Günther Krippahl 



Beschreibung von Manometriegefäßen mit verbessertem Absorptionseinsatz; mit sehr dünnem 

 Gefäßboden für Röntgenstrahlen-Dosimetrie; mit Birnen für die 2- Gefäßmethode. 



Die hier beschriebenen Gefäße sind z. T. zum Patent, z. T. zum Musterschutz angemeldet. Der 

 alleinige Vertrieb für Deutschland ist der Firma Helmut Hanff, Berlin-Wittenau, Oranienburger 

 Straße 169, übertragen, für USA: American Instrument Company Silver Spring, Maryland. 



I. Einsätze zur Absorption der Kohlensäure 



Den zylindrischen Einsatz der Manometriegefäße, der zur Aufnahme der Gas- 

 absorptionsmittel dient, haben wir ersetzt durch eine in das Gefäß eingeschmol- 

 zene Wanne (Abb. 1 und 2). Wegen der zentralen Lage der Wanne, wegen der 



Abb. 1. Kegelförmiges Gefäß mit Wanne. Der Abb. 2. Wie 1, aber Kastengefäß mit Wanne, 

 Wannenrand ist gewölbt, damit beim Neigen Volumen ca. 18 cm 3 , 



des Gefäßes keine Flüssigkeit aus der Wanne in 

 den Hauptraum fließt. Die Kerbe in der Wanne 

 dient zur Einführung der Pipette. 

 Volumen ca. 20 cm 3 . 



größeren Oberfläche der absorbierenden Lösungen in der Wanne und wegen der 

 Bewegung der absorbierenden Lösungen in der Wanne beim Schütteln werden die 

 Gase aus dem Gasraum schneller absorbiert als in den alten Gefäßen. In Abb. 3 

 ist der zeitliche Verlauf eines Versuches graphisch dargestellt, bei dem 150 mm 3 



* Aus Zeitschrift für Naturforschung Band 13b, Heft 7, 1958. 

 24 Warburg, Zellphysiologie 



