370 



Weiterentwicklung der manometrischen Methoden 



Kohlensäure in verschiedenen Gefäßen entwickelt und von Kalilauge absorbiert 

 wurden. Wie man sieht, dauert die vollständige Absorption der Kohlensäure in dem 

 Gefäß mit dem zylindrischen Einsatz etwa 30 Minuten, in dem Kegelgefäß mit 

 Wanne etwa 7 Minuten, in dem Kastengefäß mit Wanne etwa 5 Minuten. 



wo 

 wo 



§oo- 



^B0 



60 



•iL 1 



20 



10 



15 



20 



25 30 



Minuten - 



35 



Abb. 3. Zeitlicher Verlauf der C0 2 -Ab- 

 sorption durch Kalilauge in verschiedenen 

 Gefäßen bei 20°. Volumen der Gefäße 

 etwa 20 cm 3 . In den Hauptraum wurden 

 3 cm 3 Na-2C03-Lösung gegeben, die 150 

 mm 3 CO-2 enthielten, in die Birne 0,2 cm 3 

 W/I-H2SO4, in die Einsätze 0,2 cm 3 20 proz. 

 Kalilauge. Der Gasraum enthielt Luft. Bei 

 to wurde die Säure in das Carbonat gegeben. 



Kurve I : Kontrolle ohne KOH im Ein- 

 satz, zur Bestimmung der entwickelten 

 CO:. Kurve II : Altes Kegelgefäß, KOH 

 im Einsatz. Kurve III: Neues Kegelgefäß 

 wie Abb. 1, KOH im Einsatz. Kurve IV: Neues Kastengefäß wie Abb. 2, KOH im Einsatz. 



Zur Eichung der Wannengefäße gibt man in den Hauptraum etwa 10 //Mole 

 H2O2, gelöst in 3 cm 3 «/10-Schwefelsäure, in die Birne 0,2 cm 3 w/l-KMnCh und 

 entwickelt bei to durch Einkippen des überschüssigen Permanganats den Sauer- 

 stoff des H2O2 (1 Mol. O2 aus 1 Mol. H2O2). Der Gasraum enthält dabei Luft. Der 

 Einkippdruck des Permanganats wird durch ein Gefäß ohne H2O2 ermittelt, der 

 genaue (>2-Wert des H2O2 mit Hilfe eines einsatzlosen Kegels, der vorher mit 

 Quecksilber geeicht worden ist. Es wird nicht empfohlen, die Wannengefäße mit 

 Quecksilber zu eichen. 



II. Röntgenstrahlen-Dosimetrie 



Zur Dosimetrie der Röntgenstrahlen mit Ferrosulfatlösungen 1 benutzen wir Glas- 

 gefäße nach Abb. 4, deren Volumen etwa 10 cm 3 beträgt und deren Besonderheit 

 darin besteht, daß ihr Boden nur etwa 0,2 mm stark ist. Die Durchlässigkeit dieses 

 dünnen Glasbodens ist hinreichend groß, auch für verhältnismäßig lange Wellen. 

 Zum Beispiel fanden wir für die Bremsstrahlung eines Müllerschen RT 100- 

 Geräts mit Wolframanode die in Tab. 1 angeführten Durchlässigkeiten durch die 

 Mitte des Bodens : 



Tab. 1. Durchlässigkeit des Gefäßbodens 

 für Röntgenstrahlen verschiedener Wellenlängen. 



