454 Neubestimmung des Quantenbedarfs der Photosynthese mit der Kompensationsmethode 



dem Thermostaten herausgenommen, so daß die Strahlen den Thermostaten in vertikaler Rich- 

 tung verließen. Sie wurden mit 45°-Spiegel und Linse auf die Platinstreifen des Bolometers 

 konzentriert. Die Durchlässigkeit dieses Spiegels Linse war dann die einzige Bolometer- 



Korrektion, die anzubringen war. Sie sind von der Wellenlänge abhängig und betrugen für 

 Spiegel - Linse. (m//) Durchlässigkeit 



546 0,848 



578 0,845 



644 0,830 



Das Bolometer war beim Versuch und bei der Eichung mit einem Lithiumfluorid-Fenster ver- 

 schlossen. Zur Eichung dienten Standard-Lampen (Kohlefadenlampen) des Bureau of Standards 

 in Washington. 



Zur Beurteilung der Genauigkeit der bolometrischen Messungen sei angeführt, daß in unserer 

 Bolometeranordnung der Standard in 2 Meter Entfernung einen Ausschlag von 34 /<V gab und 

 daß unsere niedrigste Versuchsintensität im Grün — 5 mm 3 Quanten pro Min. — 93 //V ergab. 

 Die Strahlungsmessung mit dem Bolometer war also sehr genau, ihre Fehler waren im Zusammen- 

 hang dieser Arbeit zu vernachlässigen. 



4. Manometrie 



Die Volumina des Gefäßpaares waren: 



Großes Gefäß 29,998 cm 3 Kleines Gefäß 17,433 cm 3 . 



Wurden in jedes Gefäß 7,2 cm 3 eingefüllt, so waren bei 20° die Gefäßkonstanten in mm 2 

 Großes Gefäß Kleines Gefäß 



k Q , = 2,146 Äco 2 = 2 3 756 > k'o 2 = 0,975 k' C o 2 = 1,586, 



woraus folgt xo 2 = H' ■ 4,623—// • 8,035, [1] 



xco 2 =— H' ■ 5,940 - H • 13,08. [2] 



Das Gasraum enthielt 10 Vol.-",, CO-2-Luft. Die Schüttelfrequenz betrug 220 pro Min. mit Ex- 

 kursionen von 0,5 cm nach jeder Seite. Die Gefäße waren im Thermostaten so montiert, daß 

 die Böden der beiden Gefäße auf gleicher Höhe waren. 



Je niedriger die eingestrahlten Lichtintensitäten waren, um so längere Versuchszeiten wurden 

 gewählt, damit die manometrischen Ausschläge hinreichend groß wurden. Bei den Messungen 

 der Ausbeuten im Kompensationslicht lagen die Druckänderungen naturgemäß im negativen, 

 bei den Messungen der Ausbeuten für das zusätzliche rote oder grüne Licht lagen die Druck- 

 änderungen im wesentlichen im positiven. 



Der Fehler bei der Messung von .v () ., beträgt ± 0,5 mm, der prozentische Fehler in xo 2 hängt 

 im wesentlichen von der Differenz der Ausschläge im großen und kleinen Gefäß ab und kann in 

 jedem Fall durch Einsetzen der Fehler in obige Gl. [1] hingeschrieben werden. In dem Versuch 

 der Abb. 4 — der das Modell für eine Ausbeutebestimmung ist — betrug der prozentische Fehler 

 in xoo, wie man sich mit Hilfe der Gl. [1] überzeuge, zwischen 4 und 10 Prozent. 



5. Atmungskohlensäure und Kompensation der Atmung 



Kompensiert Licht die Atmung, so geht der Weg, wie früher gezeigt worden ist- 1 , über die At- 

 mungskohlensäure und nicht, wie in der älteren Literatur vielfach angenommen wurde, über Vor- 

 stufen der Atmungskohlensäure. Denn man erhält keine Kompensation der Atmung von Chlorella, 

 wenn man bei der manometrischen Anordnung durch Kalilauge im Einsatz die Atmungskohlen- 

 säure entfernt. Bei derartigen Versuchen, bei denen Licht und Kalilauge um die Atmungskohlen- 

 säure konkurrieren, muß die Lichtstärke niedrig und die Entfernung der Kohlensäure schnell sein. 

 Besonders geeignet für die Versuche sind die neuen Wannengefäße--, in denen die Kalilauge mit 

 Glasperlen in einer im Hauptraum befestigten Wanne geschüttelt wird. Zum Beispiel enthielt der 

 Hauptraum eines Wannengefäßes 200 mm 3 Chlorella, suspendiert in 3 cm 3 Kulturlösung, der Gas- 

 raum enthielt Luft, die Temperatur war 20°, die Schüttelfrequenz betrug 220 pro Min., die Wanne 

 enthielt entweder 0,2 cm 3 20-proz. Kalilauge oder, zur Kontrolle, 0,2 cm 3 Wasser. Wurde mit 

 dem diffusen Licht der Tageslichtlampe nach Abb. 1 belichtet, so wurde eine sehr erhebliche 



