Fehlerquellen bei Absorptionsmessungen. Spez. Teil III A3. 75 



tung der letzteren Elektronen erlVilgt bei schnellen Strahlen sehr leicht vermöge des 

 außerordentlich großen Geschwindigkeitsunterschiedes, um so mehr als auch die aus dem 

 Medium stammende sekundäre Kathodenstrahlung bereits dieselben Vorkehrungen gegen 

 unzulässige Mitmessung langsamer Elektronen erlur'dert. Nur wenn die zu untersuchende 

 Strahlung selbst sehr langsam ist, ist die Ausschaltiuig schwieriger; sie muß dann durch 

 rein geometrische Maßregeln erfolgen. Die Ausführung hiervon wurde bereits 1903 in 

 der weiter unten (C 2) besprochenen Arbeit verwirklicht. 



B. Zur Reduktion von Absorptionsmessungen. 



Es kam bei der Benutzung der vorhandenen Absorptionsmessungen auf die Berück- 

 sichtigung der Fehlerquellen an, die wir hierunter, soweit sie von allgemeiner Bedeutung 

 sind, ausführlich betrachten^»!, wobei wir auch die aus unserer Auffassung des Ab- 

 sorptionsvorganges sich ergebenden allgemeinen Prinzipien zur Reduktion von Ab- 

 sorptionsmessungen entwickeln. 



Es soll dies besonders zu vorteilhafterer Einrichtung künftiger Absorptionsmessungen 

 dienlich sein. Beispiele der Anwendung auf bereits vorliegende Messungen finden sich 

 bei der Einzeldiskussion der Arbeiten unter C, wo auch Spezielles, einzelne Methoden 

 betreffend, nachzusehen ist. 



1. Vorschaltung genügend dicker Schichten als Mittel zur Elimination von Fehlerquellen. 



a) Es sind vier Fehlerquellen, welche diuch diese Maßregel ausgeschaltet werden, 

 und von welchen zwei in anderer Weise mit voller Sicherheit überhaupt nicht aus- 

 geschaltet werden können, nämlich 1. Rückdiffusion^^^ und 2. mangelhafte Her- 



'") 'Eine Zusammenstellung von Fehlerquellen bei Absorp t.ion sm essungen an 

 schnellen und mittelschnellen Strahlen ist bereits in der Arbeil von Herrn E. Friman 

 mitgeteilt worden (Ann. d. Phys. 49, S. 385, 1916, s. besonders den 7\.bschnitt C dort); sie haben fol- 

 genden Ursprung: 



1. Geometrische Verhältnisse a) der Strahlenquelle, b) der Auffangefläche (siehe Friman a. a. O.); 



2. Diffusionseinflüsse a) Riickdiffusior. beim Eintritt ins Medium (siehe Bl), b) Verlängerung 

 der Elektronenw-ege im Medium (fällt als Fehlerquelle weg, wenn nur praktisches Absorptionsvermögen 

 gemessen werden soll, siehe F), c) Einfluß seitlicher Begrenzungen (mangelhafte Schutzringbreite, 

 siehe IV A 2, auch Note 190); 



3. Im Medium, bzw. in dessen Begrenzungen neu erzeugte Strahlung a) Sekundärstrahlung (siehe 

 Bl und Noten 195, 'i7'i), b) Wellenstrahlung (siehe Note 194a); 



4. Unvollständige Ausnutzung der Strahlen in der Meßvorrichtung (siehe speziell bei Luftleitungs- 

 methode Friman, a.a.O., bei Phosphoreszenzschirm Note 215, c); 



5. Inhomogenität der Strahlen (siehe Note 194); 



6. Geschwindigkeitsverlustc a) Einfluß auf die Absorption selbst (siehe B2); b) Einfluß in der 

 Meßvorrichtung (ist bei Vakuumkäfig und bei blanker, positiv geladener Platte nicht vorhanden; 

 bei Paraffin oder KoUodiumkondensator wird er durch das unter B 2b angegebene Verfahren berück- 

 sichtigt; zum Luftleitun.gsverfahren siehe Note 76 und B 3, zum Phosphoreszenzschirm Note 215, d). 



Hinzu kommt noch: 7. Mangelhafte Herstellung des Normallaufes (siehe B 1, Note 193). 

 Über die Fehlerquellen bei langsamsten Strahlen siehe Note 222. 



"2) Siehe über die Rückdiffusion — gewöhnlich weniger passend (unechte) Reflexion genannt — 

 und ihre Wirkung IV E und VFI (Einleitung und 11 3 d, 4 d), auch Note 194''. 



