( ^n ) 



M. Brôgger plonge le prisme dans un liquide très 

 réfringent renfermé dans un vase rectangulaire en verre 

 à parois planes parallèles, placé sur un support de manière 

 que deux de ses parois soient perpendiculaires à l'axe 

 du tube collimateur du goniomètre. Comme on le voit, 

 cette méthode a beaucoup d'analogie avec celle dont on se 

 sert depuis longtemps pour la détermination de l'angle 

 des axes optiques, dans le cas où cet angle est trop grand 

 pour que les images des axes puissent être observées dans 

 l'air. On comprend qu'alors on peut procéder à l'obser- 

 vation du minimum de déviation en faisant abstraction de 

 l'existence du vase et de son liquide. 



Soit a l'angle du prisme, m la valeur de la déviation 

 minima, et n' l'indice de réfraction du liquide; on trouve 

 l'indice de réfraction du cristal n : 



a 

 sin — 



n=n' , ou sin 6 = 



a n' 



sin - 

 <-) 



Cette méthode est incontestablement très commode, 

 mais les conditions nécessaires pour que les résultats 

 soient exacts sont nombreuses et difficiles à remplir. Il 

 faut d'abord que les deux plaques de verre traversées par 

 les rayons soient parfaitement planes parallèles et qu'elles 

 soient exactement parallèles l'une à l'autre, condition qui 

 est des plus difficiles à réaliser ; il faut aussi qu'elles soient 

 perpendiculaires aux rayons incidents, ou, ce qui revient 

 au même, perpendiculaires à l'axe du tube collimateur. 

 Enfin, comme l'indice de réfraction d'un liquide varie 

 souvent beaucoup avec la température, il est absolument 



3""* SÉRIE, TOME XXX. 55 



