( 535 ) 



descendant une tige de bois ou de cuivre, longue de 

 12 millimètres, qu'on peut fixer sur la tablette à l'aide d'un 

 peu de cire; cette tige est très commode pour le manie- 

 ment préliminaire de petits cristaux et peut être enlevée si 

 1 on a affaire à des cristaux plus grands. Quant au prisme 

 creux, on peut le construire soi-même en se servant de 

 verres porte-objets; ces verres ne sont jamais, il est vrai, 

 parfaitement plans parallèles, mais en faisant un triage, 

 on en trouve facilement quelques-uns dont une portion du 

 moins suffît aux conditions voulues. Le prisme qui a servi 

 à nos essais a une hauteur de 21 millimètres, et le côté du 

 triangle à peu près équilatéral, formant sa base, est de 

 25 millimètres. La figure o est à peu près à moitié de la 

 grandeur réelle. Si l'on donne au support du cristal et au 

 prisme des dimensions convenables, les opérations néces- 

 saires pour le réglage du cristal et du prisme ainsi que 

 le placement de celui-ci se font sans aucune difficulté. 

 Après avoir mesuré l'angle réfracteur du prisme creux, 

 on fixe l'appareil et le support S avec le cristal au gonio- 

 mètre et on mesure l'angle réfracteur du cristal, après quoi 

 on fait remonter, autant que possible, le cristal et son sup- 

 port à l'aide de la petite vis qui se trouve en-dessous du 

 goniomètre, afin de glisser le prisme rempli de liquide 

 sur la plaque P de l'appareil. Le réglage de ce prisme 

 ajant été opéré à l'aide des vis P et L, on fait redescendre le 

 cristal à sa place primitive, on fixe le limbe au goniomètre, 

 et tout est prêt pour les mesures; à cet effet, on donne au 

 prisme creux la position de la déviation minima en tour- 

 nant la plaque P et on fait les quatre lectures L, S, C, R, 

 caractérisées page 525. Ces mesures peuvent être répétées 

 autant de fois qu'on le voudra. 



