( ^^4' ) 



La pyramide et le cylindre sont taillés d'un seul 

 bloc, qui est posé sur un support en pierre indépen- 

 dant des constructions voisines, ou sur le pavement 

 d'une cave. 



C, C Double cylindre en laiton ; dans le cylindre C, on 

 peut amener la vapeur venant de H et qui s'échappe 

 inférieurement par I. 



C . Cylindre concentrique au premier et renfermant 

 de l'air. Il a pour but de retarder le rayonnement exté- 

 rieur. Le bas du cylindre G est légèrement conique, ce 

 qui favorise l'écoulement de l'eau de condensation au 

 début des opérations, 



K. Petite ouverture permettant la dilatation de l'air 

 contenu dans C. 



T, T', T". Série de trois thermomètres qui servent à 

 déterminer les températures initiales. A un moment 

 donné, ces thermomètres sont remplacés par une série 

 de trois autres thermomètres, indiquant les températures 

 voisines de 100° C Ces appareils aboutissent par des 

 conduits spéciaux à l'intérieur de l'enveloppe C (*). 



S. Sphéromètre à levier de Perreaux, au '/looo de mil- 

 limètre. L'idée d'employer le sphéromètre pour ce genre 

 de mesures a déjà été mise en pratique par M. De Heen, 



(*) Ces thermomètres ont été construits avec grand soin par 

 Geissler suce. Mùller, Bonn S/R. Ils ne mesurent que i20 centi- 

 mètres, ce qui permet de maintenir toute la colonne de mercure 

 dans le milieu dont on veut déterminer la température. La première 

 série va de + 10 à + 25° C; la seconde marque de + 98 à + 101" C 

 La graduation est faite au 0,03 de degré et, avec ces appareils, on 

 peut facilement apprécier le 0,01 de degré. 



