[ ooO ) 

 On en déduit le coeiricient moven de dilatation linéaire 



Uif-t) 



Mode operaloire. — 1" On détermine avec soin la lon- 

 gueur de la barre à 0" C, au moyen d'une machine à 

 diviser ou d'un mètre étalon. 



2" On monte l'appareil. La barre, à sa partie inférieure, 

 traverse un bouchon qui ferme hermétiquement, et sa 

 partie supérieure glisse à frottement doux dans un bou- 

 chon qui obture la partie centrale du cylindre C. 



ù*" On enlève l'écran E, on amène la pointe du sphéro- 

 mètre en contact avec la barre et l'on note la graduation 

 du limbe qui est en regard de la réglette de l'appareil ; 

 on note également les températures. On refait ces mesures 

 à 5' d'intervalle, jusqu'à ce que deux ou trois opérations 

 donnent des résultats identiques. Les thermomètres sont 

 alors stationnaires; on prend la moyenne de leurs indica- 

 tions comme température initiale /. 



4° On remonte la pointe du sphéromètre de dix tours, 

 on replace l'écran, on remplace les thermomètres et 

 on donne accès à la vapeur. Après 15 ou 20 minutes, on 

 note les températures, on enlève l'écran et l'on ramène 

 la pointe du sphéromètre en contact avec la barre ; on 

 compte avec soin le nombre de tours et de fractions de 

 tour dont on abaisse la pointe; ce nombre, retranché de 

 dix tours complets, permet de trouver une première 

 valeur de A. On recommence cette opération de 5 en 

 5 minutes, jusqu'à ce que A reste constant. Ce résultat 

 est généralement atteint dès la première fois, ainsi que 

 le prouve la seconde lecture. 



