( 560 ) 



Pour contrôler les résultats donnés par l'appareil ainsi 

 modifié, j'ai pris une barre qui m'a servi d'étalon; elle 

 est en argent chimiquement pur. 



Le résultat qui se trouve consigné, parmi d'autres, dans 

 le tableau ci-dessus, me parait de nature à inspirer une 

 grande confiance. 



Il va de soi que toutes les opérations que j'ai indiquée; 

 doivent être exécutées avec grand soin. Ce n'est qu';i 

 cette condition et moyennant l'accord de deux ou trois 

 résultats consécutifs, que l'on peut adopter le chiffre 

 obtenu comme coefficient moyen de dilatation linéaire. 



Toutefois, je regarde comme très important de faire 

 remarquer que la série des opérations relatives à un 

 même métal ne peut se répéter qu'à des intervalles d'au 

 moins vingt-quatre heures; car, comme on devait s'y 

 attendre, l'expérience m'a prouvé que l'équilibre molé- 

 culaire intérieur du barreau, modifié par les écarts de 

 température, ne se rétablit que très lentement. 



Le tableau suivant donne du reste un spécimen de la 

 marche complète d'une opération. 



Mardi 2^ mars 1898. Matin. 



Barre d'argent chimiquement pur : 



/o -= 0"", '200-2 ; .s'u = 0'",8004 ; a = 0,0000 1 942. 



