68 OBSERVATIONS 



RÉSUME 



Des observations météorologiques faites à fValejfe , en 1 862, 

 Pah m. II. PARANT, curé a Waleffe. 



Pression atinosphéric/ue. — Le baromèlre dont je me sers esl à niveau constant et porte 

 le numéro 972. J'ai fait la correction + 0,797, établie par la comparaison de ce baromètre 

 avec celui de lobservatoire de Bruxelles. J'ai réduit toutes mes observations à 0° centigrade, 

 en ayant soin de tenir compte de la correction + 0,11 à faire au thermomètre du baro- 

 mètre. Cet instrument est placé au premier étage, dans un corridor : il est constamment 

 à l'abri des rayons du soleil. 



L'altitude de la cuvette barométrique me paraît fort approcher de 155 mètres. Mon 

 baromètre est élevé de S mètres au-dessus du sol, lequel me parait être de 5 à 10 mètres 

 plus élevé que la station de Waremme. Or, d'après le nivellement officiel du ro\,aume , 

 cette station a 122 mètres d'altitude. 



Température de l'air. -^ La température a été déterminée par le thermomètre n" o04 

 du psychromètre d'Augusl. Ce thermomètre indique le 0,2 de degré et n'exige aucune 

 correction. Les températures maxima et minima . comptées d'un midi à l'autre, sont 

 données par deux thermomètres, munis chacun d'un indicateur : l'un, à mercure, exigeant 

 la correction de + 0,4; l'autre, à esprit-d<!-vin, demandant la correction + 0,5. Ces 

 corrections ont été faites. Ces thermomètres sont librement suspendus dans l'embrasure 

 d'une fenêtre exposée aux vents d'ouest et du nord; ils sont abrités du rayonnement et 

 de la pluie et sont à une hauteur de 5"'. 50 au-dessus du sol. 



Humidité de l'air. — L'état hygrométrique de l'air a été observé au moyen du psychro- 

 mètre d August : les deux thermomètres marquant les 0,2 de degré, n'exigent aucune 

 correction. Les observations ont été calculées d'après les tables imprimées pour l'usage de 

 l'observatoire de Bruxelles. 



