DES PHÉNOMÈNES PERIODIQUES. 



i9 



Direction et' vitesse du vent. — L'anémoscopc à enregistrement eonlinu permet de 

 relever facilement les rotations. Il y a eu, en 1861, vingt et une rotations directes et trois 

 rotations inverses. 



La pointe et la petite capsule qui soutiennent l'anémomètre ont été changées deux fois 

 dans le courant de l'année. J'ai vérifié l'appareil qui avait fonctionne plus de quatre ans, 

 afin de m'assurer de son état. J'y ai donc appliqué un compteur, et, par un vent de 6 à 

 8 mètres par seconde, le 2a septembre et le H octobre, j'ai trouvé un accord parfait à une 

 demi-unité près. Les chifl'res, de part et d'autre, étaient 900, puis 600 et même 1650. 

 Cependant, à l'époque du 11 octobre, le vent ayant diminué de vitesse, le crayon a donné 

 deux circonférences de plus que le compteur sur 2400. Par un vent très-faible de 1"',8 

 par seconde , le 28 septembre , il y a eu excès du crayon sur le compteur de 20 sur 5500 , 

 ce qui donnerait une erreur de 1 sur 165. Je m'explique cette petite irrégularité par une 

 légère diminution du diamètre de la corde, qui s'enroule sur un tambour, sous une traction 

 plus vive produite par une plus grande vitesse. J'ai donc laissé subsister l'appareil dans 

 l'état où il avait été établi. 



Température centigrade de l'air à Namur, en 1861 . 



(Alliludc : 89'",! 1 à l",» du sol. 



