INOTES. 87 



cciilimèlrc cube d'eau, la pipelle êlanl fixée dans la position veyticale. Pom- cxéculcr celte 

 opération faslidiense, on reçoit tlans une javge de la capacité d'un ccniimèlre cube les 

 vingt ou les vingt-cinq gouttes fournies par la pipette •. Lorsqu'on a réglé le débit de la 

 pipette par goutte, on procède à la graduation par centimètre cube. 



Cette opération ne présente de difficulté que pour le trait limitatif du centimètre qui 

 comprend la capacité de la partie effilée de la pipette. Pour chcrelicr le point où il doit 

 être tracé, voici les dispositions que j'ai prises et qui ont été suivies pour la confection de 

 toutes les pipettes : après avoir couvert d'une eonclie d'eau normale le tube à graduer, je 

 fixe celui-ci latéralement contre une rainure triangulaire pratiquée dans une règle en 

 laiton divisée en millimètres sur toute sa longueur et munie à l'un de ses bouts d'un res- 

 sort à boudin, qui se meut dans une coulisse et qui est terminée par un plan de métal 

 couvert de cuir imprégné de corps gras. 



Le système étant placé dans une position à peu près horizontale, on introduit, 5 l'aide 

 de la pipette type, un ceniimètre cube d'eau dans le tube, et on soulève le tout de 

 manière à faire arriver le liquide jusqu'à l'extrémité delà partie eiïilée du tube. On amène 

 ensuite le cuir adapté au plan de métal poussé par le ressort à boudin contre le bout eflilé 

 de manière à boucher l'ouverture, 



Lors(iu'on a rendu fixes le pian avec le cuir, ainsi que le tube, on donne, à l'aide d'un 

 diamant, un trait à l'endroit même où l'on veut couper plus tard le tube. Ce trait sert de 

 point de repère pour s'assurer de l'invariabilité de sa position par rapport aux divisions 

 tracées siu- la règle. Cela étant fait, on place la règle dans la position verticale, et après 

 trois minutes d'attente, on cherche, à l'aide d'une lunette munie d'un micromètre, le 

 niveau de la colonne liquide par rapport aux divisions de la règle. 



En se servant de la pipette type, on introduit un deuxième centimètre cube d'eau dans 

 le tube, et après une nouvelle attente de trois minutes on cherche encore le niveau de la 

 colonne en fonction des divisions de la règle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le nom- 

 bre de centimètres cubes qu'on veut tracer sur le tube. 



On place ensuite le système sur la machine à diviser, et après avoir reconnu l'invaria- 

 bilité de la position du tube, on trace, à l'aide d'un diamant qui raye sans couper, les traits 

 limitatifs des différents centimètres. 



On a subdivisé, en vingt ou en vingt-cinq parties égales, l'espace compris entre les 

 deux premiers traits, suivant que les pipettes avaient été arrangées pour donner ou vingt, 

 ou vingt-cinq gouttes par centimètre cube. On a agi ainsi pour avoir un moyen de con- 



• Cette jauge se compose d'ua lubc fermé par une de ses extrémités, et d'un diamètre lel qu'un ceniimètre 

 cube y représente une longueur de colonne d'au moins 100 millimètres. Au bout ouvert de la jauge on soude un 

 tube de quinze millimètres de dianièlre et de hauleur, on trace sur loule la longueur du tube étroit une division 

 en milliinètres. Après avoir couvert, au préalable, les parois inlernes du tube de la couche normale d'eau qu'il 

 relient après sa vidange par as|iiraLion à laide d'un lube capillaiic, et sans dessicalion, on y introduit, au moyen 

 de la pi|ieUe type un ceniimètre cul)e d'eau et t'uii uliserve le point d'arrêt de la colonne liquide, tin répelant cinq 

 fois la vidange et le remplissage et se servant d'un luiielle munie d'un microniéire, el en pesant successivement 

 la jauge vide et avec l'eau, on constate aisément que la diffèii uce ne dépasse jamais deux dixièmes de millimètre 

 de l'éctielle ou deux dixièmes de milliinèlre cube. 



