78 NOTES. 



égard surtoul à l'incciliiudo de ± 0,0005 qui existe sur le poids vrai des bromures dissous. 

 Pour terminer, j'ajouterai que l'emploi de la liqueur décime d'argent, préparé avec 

 l'azotate d'argent fondu dans un vase où l'air a accès, m'a permis de constater, avec cer- 

 titude, qu'ap:ès la double décomposition, il reste de l'argent dans l'eau mère, fait, du 

 reste, que j'ai sulfisamment signalé dans l'exposé de la vérification de la liqueur décime 

 des chlorures alcalins, cl qui est ainsi complètement confirmé. 



De.4 mesureurs employés aux essais. 



En 18GG, j'ai soumis à un nouvel examen le S3stème d'appareils, établi dans les Hotels 

 des monnaies et chez les essayeurs, d'après les prescriptions de Gay-Lussac pour l'essai 

 des matières d'argent par la voie humide. A cette époque, j'ai reconnu que la pipette de 

 cette installation, qui sert de mesureur, rend possible, des erreurs très-sensihles et rend 

 diflîcilc un jugement irréjjrodiable du titre des matières d'argent. Ce n'est pas ici le lieu 

 de m'expliqucr longuement sur les causes de ces défauts; elles dépendent du reste autant 

 de celui qui se sert de celte pipette que des dispositions qu'elle présente. Je me bornerai 

 donc à dire (ju'après une série d'cxpéiienccs, j'ai fait construire et installer à l'Hôtel des 

 monnaies de Bruxelles des mesureurs dont la capacité a varié de cent à cinq cent centi- 

 mètres cubes. Ces mesureurs ont servi aux travaux consignés dans mes Recherches de 

 statique chimique et ils ont fonctionné publiquement depuis 1866 sans interruption en 

 donnant toujours promptement des volumes exacts des liquides mesurés. La raison en 

 est simple : d'après leur construction, ils ne sauraient en fournir d'inexacts, à moins que 

 l'opérateur ne veuille altérer intentionnellement la mesure. Ces appareils ont été installés 

 dans d'autres laboratoires d'essai et même décrits; mais dans leur exécution on s'est écarté 

 de certaines dispositions que je crois indispensables pour fournir, avec certitude à la 

 vidange, toujours le même volume de licjuide. Pour ce motif, je vais les décrire briève- 

 ment et essayer de justifier les dispositions auxquelles j'ai cru devoir m'arréler. 



Le mesureur se compose d'un gros tube en verre de diamètre et de hauteur en rap- 

 port avec la capaeiié que l'on veut avoir. Aux deux extrémitésde ce gros tube sont soudés 

 deux tubes A et B de quatre centimètres de circonférence et .d'une longueur suffisante 

 pour compléter la capacité leqnise. 



L'exlrémiié du tube A, destinée à devenir la partie inférieure du mesureur, est efTdée 

 à la lampe en cône tronqué, en ayant soin de ramollir assez de verre pour obtenir un 

 cône à paiois aussi épaisses que possible de quatre centimètres de longueur et ayant au 

 bout une ouverture de deux et demi à trois millimèires de diamètre intérieur. Au lieu 

 d'eflîler l'extrémité de ce tube en cône, j'y ai souvent soudé un tube droit, à parois 

 épaisses de quatre centimètres de longueur et de deux et demi à trois millimètres de dia- 

 mètre intérieur. 



Le bout du cône tronqué ou le bout du tube droit, est légèrement fondu à la lampe de 

 manière à l'arrondir et à rétrécir l'ouverluie alin de pouvoir amener celle-ci par l'usure à 



