NOTES. 79 



un diamètre qui permet la vidange de la pipette dans un temps déterminé, ainsi (juc je 

 le dirai plus loin. 



L'extrémité du tube B, celui qui doit devenir la partie supérieure de la pipette est 

 terminée en cône tronqué, usé ensuite plan et muni d'une ouverture de demi à deux tiers 

 de millimètre de diamètre. 



Le mesureur est placé verticalement; le remplissage et la vidange s'effectuent par le 

 bas. Pour l'emplir, on adapte, au cône tronqué ou au tube droit, un tube en caoutchouc 

 désulfuré, en communication avec un réservoir, placé sur une tablette fixe, pour le cas de 

 liqueurs normales acides ou salines, ou en communication avec un second appareil, ainsi 

 que je le dirai plus loin, lorsqu'il s'agit de li(juides susceptibles d'être altérés par leur 

 contact avec le caoutchouc, comme c'est le cas pour les solutions d'azotate d'ai'gent qui 

 sont rapidement réduites avec dépôt de métal. 



Les recherches entreprises par moi ajant eu spécialement pour but l'application de la 

 voie humide aux essais d'argent, mes investigations se rapportent principalement à un 

 mesureur de cent centimètres cubes environ de capacité. Sans oser l'affirmer, je pense 

 toutefois que les conséquences qui dérivent de ces recherches sont applicables à des 

 mesureurs de cent à cinq cents centimètres cubes. 



On sait que l'eau pure et les solutions aqueuses acides, alcalines, salines, etc., mouillent 

 le verre bien propre. La couche de liquide qui reste momentanément adhérente aux 

 parois d'un cylindre en verre qui se vide par l'écoulement naturel de ce liquide est d'épais- 

 seur variable; à la simple vue, il est facile de s'apercevoir de cette variation. On observe 

 en effet, que par des écoulements lents la couche de liquide adhérente semble rester 

 intacte jusqu'à la vidange complète du cylindre, tandis que, pour des écoulements plus 

 ou moins rapides, il se produit une ou |)lusieurs solutions de continuité dans la nappe 

 liquide adhérente. On constate, de plus, dans ce dernier cas, que la vidange étant effec- 

 tuée, elle est suivie imniédialement d'un nouvel écoulement de liquide. Je me suis assuré 

 de l'influence de ces conditions sur le poids du liquide qui reste dans le mesureur, après 

 la cessation de son écoulement par colonne continue. 



Dans ce but, j'ai cherché le changement qu'on constate dans le poids de l'eau qui reste 

 dans un même mesureur à ouverture d'écoulement variable. 



Pouvant difficilement déterminer le diamètre de l'ouverture à cause de l'irrégularité 

 que présentent les ouvertures, je me suis guidé d'après le nombre des secondes qu'exige 

 la vidange complète de la pipette. 



Il est sans intérêt pour la science d'exposer les résultats numériques de toutes les 

 expériences que j'ai fait exécuter pour élucider cette question. Il suffira de dire qu'avec 

 une ouverture qui permet la vidange de cent centimètres cubes en dix à douze secondes, 

 le poids du liquide resté dans le mesureur varie du simple au double et que, sur dix 

 essais, il y en a quatre à cinq qui échouent, parce que immédiatement après l'écoulement 

 du liquide en un seul jet, il tombe une nouvelle quantité de liquide. 



Pour qu'il y ait un commencement de régularité dans les poids du liquide resté dans 

 le mesureur, il faut que l'ouverture d'écoulement de celui-ci soit telle que la vidange 



