80 NOTES. 



exige au minimum viwjl-cinq secondes pour s'accomplir. Dans cette condition, après 

 l'écoulement par un seul jet, il se passe trois minutes avant que le mesureur laisse 

 échapper une partie du li(|uide descendu des parois. Les mesureurs confectionnes par des 

 conslrucieurs qui ont voidu reproduire les appareils tels que je les ai établis, ont des 

 ouvertures telles qu'ils débitent leur contenu dans l'espace de quatorze à dix-sept secondes. 

 D'aiirès mon expérience, ces instruments ne peuvent pas fournir des volumes toujours 

 idenliiiues. 



Les mesureurs que j'ai construit et (|ue j'ai fait construire, tant pour mes expériences 

 personnelles que pour le service de l'Administration des Monnaies de Bruxelles, se vident 

 dans l'espace de rinrjt-neufh trente et xme secondes. 



On arrive très-promplement à ce résultat en donnant initialement à l'ouverture d'écou- 

 lement de la pipette un diamèire inférieur à celui qu'elle doit avoir et en usant ensuite, 

 avec de rémeri et de l'eau, sur ime surface concave d'acier, les bords arrondis de l'ouver- 

 ture. De celle manière le diamètre s'agrandit lentement. Avec un peu d'habitude, il est 

 facile de se procurer des mesureurs qui, complélemcnt remplis, se vident, dans le même 

 temps à une seconde près, bien entendu lorsqu'ils ont été au préalable bien nettoyés, alin 

 que leiu's |)arois se mouillent et retiennent également les liquides. 



Pour opérer ce nettoyage le meilleur moyen consiste à y chaidTer jusqu'à près de 

 rébulition un mélange à volumes égaux d'acides sulfurique et azotique concentrés. 



Les parois ainsi traités conservent lonutemps la faculté de se mouiller et de retenir la 

 couche de liquide, pourvu qu'on n'introduise pas dans le mesureur un liquide qui a passé 

 le long d'une surface graissée, comme c'est le cas de l'ouverture d'une clé de robinet de 

 métal ou de verre graissée, ou qui a été eu contact avec des tubes en caoutchouc brut. 

 Les tubes en caoutchouc destinés à être mis en communication avec les liquides et le 

 mesureur doivent, pour pouvoir servir convenablement, être maintenu longtemps dans 

 une solution diluée et bouillante de soude caustique. 



Les clés métalliques ou en verre, adaptées aux tubes conducteurs dans beaucoup de labo- 

 ratoires d'essai des matières d'argent, entraînent rapidement des inégalités irès-sensiblcs 

 dans le poids du liquide retenu par le mesureur, après sa vidange. A plusieurs reprises, 

 j'ai attiré sur ce fait l'allenlion des personnes qui sont venues examiner les appareils 

 installés aux laboratoires des essais de la Monnaie de Bruxelles; mais l'esprit de routine, 

 pour ne pas dire plus, est tel que mes recommandations n'ont pas été prises en considé- 

 ration. Si donc j'exprime ici des critiques au sujet des installations faites par certains 

 constructeurs, tant au point de vue de l'ouverture d'écoulement donnée aux mesureurs 

 qu'ils construisent, que sous le rapport de l'emploi de robinets, ils doivent s'en prendre à 

 eux-mêmes. J'ajouterai qu'il n'est pas correct de donner le nom d'une personne à un 

 appareil, lorsque cet appareil est construit dans les conditions autres que celles indiquées 

 par elle. 



Voici toutes les données obtenues par M. Nyst pour le mesureur, construit d'après mes 

 indications par M. Remkes, d'Ltrecbt (Hollande). Ce mesureur, qui est terminé en bas 

 par un tube droit, à bout parfaitement arrondi, a servi à la vérification de toutes les 



