NOTES. 



81 



liqueurs décimes employées pour les recherches consignées dans le présent (ravail. 11 se 

 vide entre trente et trente cl une secondes. 



i° Poids de la pipette pleine d'air saturé d'humidité à 20°3 Ho = 769.1 . 588',580.7 



2° Poids d'une fermeture en caoutchouc destinée à la pesée de la pipette 



pleine d'eau ' 1^S790.5 



5° Poids de la pipette, munie de la fermeture en caoutchouc et pleine 



d'eau pure à 20°7 160^',ôC8.5 



4° Poids de la pipette et de l'eau retenue après sa vidange dans la posi- 

 tion verticale et dans une immobilité complète : 



1» 58^579.0 6° 58^379.3 



2° 58^580.0 7° 58^576.5 



5° 58«',S79.0 8° 58«^579.5 



4° 585',579.0 9° 58^577.0 



5° 58^380.5 10° S88',578.0 

 Poids moyen : 58*'',5Î8.8. 

 Il résulte de ces données que 



4° Le poids de l'eau à aO"? est égal à 1008',319.2 



2° Le volume de cette eau à 20°7 100°°,510.0 



ô" Le poids moyen de l'eau restée dans le mesureur est . . . O^'jlOS.l 



Avec un écart de son contenu en eau de ± 0,00002. 



Les mesureurs qui ont été employés lors de mes recherches de statique chimique et 

 qui servent actuellement encore aux laboratoires des essais de la Monnaie de Bruxelles, 

 ont été vérifiés avec le même soin. 



Voici du reste les résultats obtenus par M. Nyst pour la pipette employée par lui; elle 

 est terminée en bas en cône tronqué de trois et demi eentimètres de longueur. Sa vidange 

 s'accomplit entre vingt-neuf et trente secorides. 



Après l'écoulement de l'eau dans une position immobile,]e poids du mesureur, avec l'eau 

 retenue, a été trouvé 



i- 48^560.3 



2° 48^^563.3 



5° iS^^oGS.O 



4° 48e',567.0 



5° 488'.5G7.0 



6° 48^SG9.3 



7° 48''^5(;8.0 



S" 48s',yC7.0 



9° 48^509.5 



10° 486'-,3C9.0 



L'écart moyen est donc de ± 0,00002. 



< Celle fermeture se compose d'un petit tube en caoutchouc, muni i l'un de ses bouls d'un pelil lube Louché 

 en verre. 



Tome XLII. 11 



