82 



NOTES. 



Le mesureur iloiit disjioic M. Cabillia-Liw est lei'niiiié en bas par un tube droit; il est 

 identique à celui dont je me suis servi et se vide en trcn(e secovcles. 



Après l'éeoulement de l'eau, la pipette étant dans une position immobile, le poids du 

 mesureur avec l'eau retenue, a été trouvé : 



\° 50^918.3 



2° o08'',9l6.4. 



5°. :jDsV9I4.G 



4° 50=^917.2 



5° 50«',9I8.1 



6° bOi^'/JlT.S 



7» 50^914.2 



8° SOs^OU.l 



9° U0^9iy.8 



10° 505'-,917.C 



L'écart moyen est ± 0,0000203. 



On le voit, ces trois mesureurs construits par M. Remkes à des époques bien diffé- 

 rentes, se vident dans le même temps, et après la vidange, chacun d'eux présenle le même 

 poids moyen à ± 0,00002; preuve que le poids de l'eau retenue est constant dans la 

 même limite. Pour des mesureurs de la forme cylindrique et des dimensions in(li{|uées 

 dans ia figure a° 1, ci-jointe, ce poids est égal à ^ du poids de l'eau qui renij)lit la 

 pipette. 



Au point de vue de l'emploi des mesureurs destinés aux essais des matières d'argent, 

 qui a été le but que j'ai poursuivi en entreprenant ces recherches, il n'y a aucun avantage à 

 réduire au-dessous de la limite de ^ le poids du liquide retenu ajirès la vidange; il y a, 

 au contraire, grand inconvénient à le faire, parce que cette réduction ne peut s'obtenir 

 qu'en augmentant notablement le temps requis pour l'écoulement du liquide, et que cette 

 réduction de poids n'a pas pour eifet de produire une diminution proportionnelle dans 

 l'écart moyen observé. 



En se servant d'un mesureur, qui se vide en trente secondes, on peut emplir et vider 

 la pipette en une miimte de temps. 



Pour réduire au minimum le poids du liquide retenu par une pipette de cent 

 centimètres cubes de capacité, l'écoulement doit durer de quatre à cinq minutes, temps 

 qui, dans la pralique des essais d'argent, ne peut pas être consacré à l'opération de la 

 vidange. En effet, dans ce cas, il faut, ainsi que je l'ai constaté, au minimum sept minutes 

 pour emplir et vider le mesureur. 



Dans les recherches de laboratoire on n'y gagnerait rien en exactitude de mesure, à 

 moins qu'il ne s'agisse de faire sortir du mesureur la plus grande quantité possible du 

 liquide qu'on y a inlioduit. 



De lu position à donner uux réservoirs des liquides pur rapport aux mesureurs.^ Il ne 

 sullit pas d'avoir des mesureurs qui, après leur vidange, retiennent des poids constants de 

 liquide, il faut encore, pour rendre les résultats conipai'ables, que le poids du liquide, qui 

 y pénèlie, reste le même pendant qu'on emplit et vide successivement un grand nombre 

 de fois le mesureur. 



